SÉANCE DU 24 DÉCEMBRE 1906. II91 



qiiides, échanges respiratoires et échanges énergétiques (calorimétrie). Vu 

 l'importance de ce genre d'études, l'un de noiis(M"^ M. Pompilian) a dé- 

 cide de créer un Laboratoire de recherches sur la nutrition, ouvert aux phy- 

 siologistes français et étrangers, et pourvu, comme notre Laboratoire de 

 physiologie patliologi(]ue, de tous les appareils nécessaires à l'élude simul- 

 tanée du chimisme alimentaire, des échanges respiratoires et de la chaleur 

 dégagée. 



PHYSIOLOGIE. — Appareil pour la chloroformisaiion . (^Appareil Rolh-Drœger, 

 dosage d'oxygène de Guglielminetti). Note de M. Guclielminetti, pré- 

 senlée par M. A. Dastre. 



Dans plusieurs services de chirurgie de Paris, on a remplacé depuis 

 2 ou 3 ans l'ancienne compresse classique par des appareils de chlorofor- 

 misation, qui sont les uns basés sur la méthode des mélanges titrés de 

 Paul Bert (appareils Reyuier et Ricard) ; les autres font respirer aux 

 malades des mélanges non titrés de vapeurs de chloroforme dans de l'air 

 oxygéné. 



On se rappelle la théorie de Paul Bert : 



Si l'on fait respirer à un animal un mélange titré d'air et de vapeurs de chloro- 

 forme ( 7S à 12S de chloroforme pour 100' d'air), celle vapeur se dissout dans le sang 

 jusqu'à ce qu'elle v atteigne une tension équivaleiUe à celle qu'elle possède dans l'air. 

 Avec les mélanges titrés qui ne dépassent pas 12 pour 100 cet équilibre de tension 

 correspondrait pour le sang à une dose de cliloroforme anesthésique et non dange- 

 reuse. 



Les chirurgiens n'ont pas accepté cette manière de voir. Pourquoi ? Tissot ( ' ) 6n a 

 donné la raison. D'après cet expérimentateur, l'équilibre stable dont parle Paul Bert 

 ne se produit pas dans la narcose au chloroforme, mais un équilibre variable entre la 

 vitesse de pénétration du chloroforme, et sa vitesse d'élimination, équilibre qui 

 dépend principalement des modifications de la ventilation pulmonaire. 



Ceci veut dire que, dans la méthode des mélanges litres, le danger de la 

 chloroformisation vient : 



1° De l'inégalité de l'absorption du chloroforme par le tissu nerveux 

 qui, à un moment déleriiuué, peut en avoir une siu'charge, bien que physi- 

 quement on semble lui ofTru" un débit de chloroforme constant. 



2° D'autre part, le tissu nerveux reçoit le chloroforme du sang; on peut 



(') Comptes rendus, 6 mars igoD. 



