1192 ACADEMIE DES SCIENCES. 



alors supposer que l'inégalité d'absorption des tissus ne lient pas à l'inéga- 

 lité de charge du sang en chloroforme. 



3° A quoi tient celle inégaMlé de teneur du sang en chloroforme dans 

 les cas où il s'agit d'accident? Cette inégalité tient aux irrégularités de la 

 respiration, de sorte que, après avoir pris toutes les précautions pour 

 réghir l'administration de chloroforme en donnant un air exactement dosé, 

 on livre en réalité aux tissus des quantités inégales de chloroforme. 



Il faudrait donc, pour donner à la méthode des mélanges titrés sa va- 

 leur, assurer par un autre moyen la régularité de la ventilation pulmo- 

 naire. 



On semble plus assuré de régler l'absorption du chloroforme par les 

 tissus en donnant une (piantité de chloroforme fixe dans un temps donné, 

 comme le fait l'appareil Roth-Dr;eger que j'ai l'Iionneur de présenter. Dans 

 cet appareil, quelle que soit l'activité respiratoire, la quantité de chloro- 

 forme qui arrive dans un tem|)s donné aux tissus sera toujours la même. 

 C'est un tout autre principe, la seule condition à remplir, c'est que l'admi- 

 nistration du chloroforme se fasse dans des quantités égales dans des temps 

 égaux, et assez petits par rapport à la durée des mouvements respiratoires. 



La chute des gouttes de chloroforme dans cet appareil est absolument 

 indépendante de l'amplitude des mouvements respiratoires et, |)ar consé- 

 quent, celle-ci ne peut exercer une influence perturbatrice sur l'absorption 

 du chloroforme. 



L'appareil se compose de deux parties : 



1° Un tube métallique à oxygène comprimé muni d'un détendeur qui 

 réduit la pression et permet de doser en litres la quantité d'oxvgène qui 

 s'écoule par minute, (^elte partie de Guglit'lminetti vous a été |)résenlée 

 par M. d'Arsonval sur un appareil à inhalations d'oxygène et sur l'appareil 

 respiratoire de sauvetage adopté par les Sapeurs-Pompiers de Pans. 



2° I^a deuxième partie, celle de Rotli, se compose d'un aspirateur et va- 

 porisateur de chloroforme, et d'un masque à inhalations. 



Voici comment fonctionne l'appareil : on ouvre le lube d'oxygène par sa soupape de 

 fermeture M, un premier manomètre )\ indique la quantité d'oxygène contenue dans 

 le lube. Poui' laisser passeï' le courant d'oxygène dans l'appareil, on relève une ma- 

 nette O; un deuxième manomètre P indique la f|uanlilé de litres d'oxygène qui passe 

 par minute. On règle généralement cette quantité à 3' par minute au moyen de la vis 

 à ailettes Q du détendeur. Le courant doxygène ainsi réglé passe par un lube filiforme 

 el aspire, à la manière d'une pompe à eau, une (|nanlité réglable de gouttes de chloro- 

 forme contenues dans un llacon indépiiidanlï. On régie la clmte de chloroforme par un 

 robinet H. Ces goulles de chloroforme, qu'on entend et (pion voit tomber, s'é\ajjorenl 



