SÉANCE DU 3l DÉCEMBRE 1906. 12 1 I 



sens o|)posc.s; mais un des sens esl plus favorable, ce que Newall a fait 

 ressorlir il v a quelques années déjà. 



Le premier mouvement et aussi le second sont réalisables de façons très 

 différentes, d'où un grand nombre de Ivpes de spectrohélioE;raphes. 

 Lorsque ra|)pareil réalise certaines conditions optiques et mécaniques, 

 parfois très gênantes, il est vrai, le second mouvement est assuré par le 

 premier, et les deux mouvements se réduisent à un seul. 



Les principaux types peuvent être classés d'après les dispositifs principaux, ci-des- 

 sous énumérés, qui assurent le premier mouvement : 1° On adapte le mouvement diurne 

 du Soleil sur la première fente (Evershed, i8g3); 2" On suit le Soleil, mais en dOpla- 

 çanlla lunette astronomique et son spectrograjjhe autour de l'un des axes de l'équato- 

 rial. Solution à deux mouvements, dont l'un est rotatif et l'autre rectiligne (Ilale à 

 l'Observatoire Yerkes en 1908); 3" On déplace l'objectif astronomique seul. Solution 

 non encore ajipliqiiée; 4" ^'i déplace la première lente et simiiltanémi'iit la seccMide, 

 le Soleil étant fixe. Solution à deux mouvements rectilignes. Image du Soleil elliptique 

 avec un réseau (Ilale, 189a); 5° Ou déplace le spectrograplie tout entier et simulta- 

 nément la plaque photogra|)liiquo. Sululioii (Ivpe "ui) à deux mouvements rectilignes, 

 qui convient pour les grandes images et l'agrandissenienl direct (Deslandres, i894). 



Le second mouvement est rendu solidaire du premier par une liaison 

 mécanique, variable avec les types et les appareils, formée de leviers, pou- 

 lies, engrenages, etc.; et, en général, il peut être organisé en satisfaisant 

 à la condition de Newall ('). 



Mais cette transmission apporte une complication et une cause de trouble ])our les 

 images. Aussi se porte-t-on vers les solutions particulières suivantes du type 5 (5i, 

 5c, 5rf), où celte transmission est supprimée, le mouvement absolu de la plaque étant 

 nul : Solution Sb, qui convient seulement pour des portions de l'image solaire peu 

 étendues dans le sens du rayon. Le spectrograplie, à vision directe, tourne autour de 

 son axe optique (Lohse, 1880). — Solution 5c, qui ne convient pas aux prismes et 

 aux grandes images, mais assure l'agrandissement direct. Le speclrographe tourne 

 dans son plan autour du point de rencontre des axes optiques du collimateur et de 

 la lunette, les distances des fentes à ce point étant proportionnelles aux dislances 

 focales [Everslied, 1898, et Cirera, 1904 (■)]. — Solution 5(/, qui ne permet pas 



(') L'observance de la condition de Newall, avec les deux fentes fines, apporte un 

 profit réel seulement lorsque les images solaires sont très bonnes. 



(■-) Ces appareils d'EversIicd et Cirera sont établis de manière que les inconvénients 

 du type 5c soient alténués. Les essais du spectroliéliographe de Cirera ont élé faits 

 en 1904 dans mon laboratoire et en pailie par .Millocliau sous ma direction. 



Kn igoG, Millocliau et Slelanik oui proposé un ap])areil du Ivpe 5c, qui est \(utical 

 et est soutenu |(ar ([ualre pointes, deux lioiizonlalcs pour la rotation et deux verli- 



