121 2 ACADEMIE DES SCIENCES. 



l'agrandissement direct, mais se prête aux grandes images (Haie, 1898; Deslandres, 

 i8g3, et tout récemment, plusieurs autres observateurs). La lunette a la même lon- 

 gueur que le collimateur et est rendue parallèle à ce dernier grâce à une réflexion sur 

 un miroir auxiliaire. 



Les trois solutions précédentes sont simples au point de vue mécanique, mais, le plus 

 souvent, ne permettent pas de remplir la condition de Nevvall. 



Le type le meilleur à adopter dépend du btit à atteindre et des conditions 

 de l'ob-iervalion. D'une manière générale, d'adleurs, tous les appareils 

 précédents ont donné de bons résidtats et les meilleures images publiées 

 jusqu'ici ont été obtenues avec les spectrographes à deux mouvements. 

 A Meufloii, on conserve le type 5a, à deux mouvements, parce qu'il n'exige 

 aucune condition optique s|)éciale et se prêle aux changements fréquents 

 d'appareils et aux recherches; mais, dans l'organisation nouvelle préparée 

 avec un grand sidérostat de Foucault, à l'aide des crédits nouveaux votés 

 par les Chambres,, on a prévu ('), d'une part, une grande tablt', mobile en 

 ligne droite sur rails, apte à recevoir des appareils quelconques à un ou à 

 deux mouvements et, d'autre part, une table circulaire tournante, mobile 

 sur billes, destinée aux transmissions de mouvements, et aux appareils du 

 type 5c, même de grande dimension. 



Les appareils précédents ont été organisés spécialement |iour les images 

 des raies brillantes (H et K) qui n'exigent pas une grande dispersion (^); 

 les chambres ne dépassent pas i"' ou i'",5o. Mais, si l'on veut isoler les 

 raies noires et toutes les raies noires, on est conduit à des appareils beau- 

 coup plus dispersifs et plus grands. Rowland, pour obtenir les 20000 raies 

 de son spectre, a employé de grands réseaux avec des distances focales 

 de 7". Un spectrohéliographe au moins aussi puissant est donc nécessaire 

 d'autant que la seconde fente, qui est courbe, n'est pas, en général, par- 

 faite; ce qui conduit à augmenter la distance focale, pour élargir la raie 

 noire. 



cales. Le dispositif ne s'applique pas à un spectrographe un peu grand, mais, étant 

 simple et léger, il convient bien pour le mont Blanc, auquel il est destiné. Les quatre 

 pointes peuvent être remplacées par un couteau et une simple corde. 



(') On a prévu aussi précédemment (igoS) un spectrohéliographe fixé directement 

 à un équatorial spécial et capable de donner des images solaires de o™,20. 



(^) Ces appareils conviennent aussi pour les raies noires, mais poin- un petit nombre 

 de ces raies. Les premières épreuves des raies noires ont été faites en i8g4 par Des- 

 landres avec un spectrohéliographe qui est le moins dispersif de tous ceux employés 

 jusqu'ici. 



