SÉANCE DU 3l DÉCEMBRE 1906. I2l3 



Un spectrographe aussi long ne peut être fixé à un équatorial, mais 'doit 

 être rattaché à on sidérostat et même maintenu immobile sur le sol. Le 

 seul dispositif alors possible est celui du type n" 3, non encore ap|)liqiié, 

 qui comporte le déplacement de l'objectif astronomique seul, et le dépla- 

 cement proportionnel de la plaque. 



De plus, aveu la grande dispersion, la lumière isolée est faible, et il faut 

 avoir un grand objectif, nécessairement fort éloigné de la plaque. Les deux 

 mouvements, ordinairement reliés l'un à l'autre, doivent, dans ce cas nou- 

 veau, être séparés, tout en restant exactement proportionnels. Ce résultat 

 sera obtenu par deux bonnes vis, qui tléplaceront séparément les deux 



Fig. I. — Les lettre» sont les mt'mes pour toutes les figures de i à 5. 



Objectif sslmnomigue 

 



Collimateur 

 -^ 



•Ils 





'1 



1) 



:;] 



-'-""C^~"'~'""^-^- 



B K F 



^. 





--:::] 





::'J 



E F 



::::! 



B 



IV 



:^^3^ 







00, objectif astronomique; A, fente du collimateur; AB, collimateur; C. image de l'objectif astronomique donnée 

 par l'objectif du collimateur, sur laquelle se réunissent tous les faisceaux, et qui correspond à la largeur 

 minima du faisceau total; E, prismes ou réseau; FG, chambre; G, seconde fente; GIIIKL, second spectroscope 

 qui prolonge le premier et qui, en général, diminue fortement l'image formée en G; L, troisième fente: 

 M, miroir plan auxiliaire. 



parties, étant mues par des mouvements d'horlogerie bien réglés, ou par 



des moteurs électriques synchrones, ainsi que dans le télégraphe Baudot. 



D'autres causes concourent encore à augmenter la longueur du spectro- 



héliographe, qui peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Avec la 



