I2l4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



chambre longue, l'image solaire est agrandie et affaiblie ; et, pour avoir 

 des poses acceptables, il faut la reprendre par un autre objectif ([ui la 

 diminue. Mais alors la chambre doit être, placée à une distance des prismes 

 ou réseaux au moins égale à sa longueur, autrement l'objectif qui diminue 

 ne reçoit qu'une partie des faisceaux lumineux et l'image finale est tron- 

 quée. La figure i ci-contre montre la marche des faisceaux lumineux, et en 

 particulier des deux faisceaux aux extrémités d'un diamètre solaire, dans 

 le spectrohéliographe, pour différentes positions des prismes et de la 

 chambre. Dans la disposition de la case II, les faisceaux sortent très diver- 

 gents, et l'objectif qui diminue n'en reçoit qu'une partie. Les conditions ne 

 sont favorables que dans la case IV. 



La figure 2 présente le plan d'un spectrohéliographe pour raies noires 

 avec un objectif astronomique de 60*^" et iS" de distance focale (rapport 

 d'ouverture jr) et un réseau E de 5*^^™ de hauteur. Le collimateur AB 

 de i", 25, le réseau E et la chambre EFG de 6'° sont disposés comme 

 dans la figure i, case IV, avec cette différence (jue l'objectif de chambre, 

 relativement beaucoup plus long, est remplacé par un miroir concave de 

 o'",4oqui occupe moins de place et est moins coûteux. Après la seconde 



Fie. 2 et 3. — Echelle ,4» environ. 



fente G est le système diminuant GHTRL, muni de la troisième fente L 

 et d'un prisme I qui élimine la lumière dilïuse, mais peut être supprimé, si 

 celte lumière n'est pas gênante. Le système GHIK.L est en réalité un second 

 spectrographe, qui prolonge le premier, et forme avec lui un spectrohélio- 

 graphe à trois fentes (Deslandres, 1893). L'image finale en L est beaucoup 



