SÉANCE DU 6 JANVIER 190?. 3g 



qui fait rentrer les lois de rÉlectrodynamique dans le principe général des 



travaux virtuels. » 



PHYSIQUE. — Nouvelle mélhode pour la mesure et. l' inscriplwn 

 des températures élevées. Note de M. André Job, présentée par M. J. VioUe. 



« J'ai indiqué, il y a quelque temps ('), une nouvelle méthode pour 

 l'étude de la viscosité des gaz: on produit l'électrolyse dans un voltamètre 

 où les gaz dégagés ne trouvent d'autre issue qu'un tube capillaire (-). Il 

 en résulte un excès de pression dans l'appareil et, comme le débit est 

 connu, cet excès de pression mesure la viscosité. 



» Cette mélhode liés simple se prêle à de nombreuses applications. Je 

 vais en décrire une qui est particulièrement importante au point de vue 

 pratique : la mesure des températures. 



» On sait depuis Graham que la viscosité d'un gaz augmente rapidement 

 quand la température s'élève. Si cette propriété était susceptible de me- 

 sures précises, elle pourrait donc servir à repérer la température et l'on 

 réaliserait, sous une forme nouvelle, un véritable thermomètre à gaz. Un 

 essai dans ce sens a été tenté par Barus (Geological Survey o/U. S., 1889) 

 et, depuis, Callendar {Nature, t. XLIX, p. 494) a décrit un appareil fondé 

 sur le même principe. 



» Les méthodes qu'ils proposent peuvent tlonner des résultats entre 

 les mains de physiciens exercés; mais elles sont trop compliquées et trop 

 délicates pour entrer dans la pratique courante. Au contraire, toute 

 difficulté disparaît si l'on emploie le vollamèlre. 



» Supposons qu'on dirige le courant constant de gaz électrolylique 

 successivement dans deux tubes capillaires, l'un froid et l'autre chaud, 

 i/excès de pression produit dans le voltamètre passe d'une valeur h à une 



valeur H, et le rapport — ne dépend que de l'écart des températures. Ln 



simple lecture du manomètre donne donc la mesure de cet écart. 



■ » Pour réaliser l'appareil, il finit disposer le voltamètre pour que l'hydrogène et 

 l'oxygène s'y dégagent séparément. 11 ne conviendrait pas, en eli'et, d'envoyer leur 

 mélange dans un lube fortement cliaufi'é. Il ne convient pas non plus d'y envoyer de 



(') Séances de la Société de Physique; janvier 1901. 



(-) Ce voltamètre, que chacun peut construire aisément, remplace avec avantage 

 l'ampèremètre dans les laboratoires d'électrochimie {Bulletin de la Société chimique, 

 3" série, t. XXV, p. 7). Je dois rappeler que MM. Brediget Hahn, en Allemagne, ont, 

 en même temps que moi, imaginé le même appareil. 



