SÉANCE DU 27 JANVIER 1902. 227 



méthodique, le radiochromomètre se place contre un écran fluorescent de mêmes 

 dimensions, fixé à l'une des extrémités d'un corps de lunette dont l'extrémité opposée 

 est munie d'une bonnette s'appliquant exactement contre l'œil. 



» L'emploi du radiochromomètre permet de donner à la technique des 

 rayons X une précision comparable à celle que le réglage des températures 

 retire de l'usage du thermomètre. En radiologie médicale, il sera possible 

 de déterminer et de définir rigoureusement la qualité de rayons qui con- 

 vient le mieux à chaque cas particulier. C'est ainsi que des rayons de 

 degré 2 ou 3 donneront, comme je l'ai reconnu, le détail des vaisseaux 

 sanguins au milieu des chairs, ce qui n'est plus réalisé pour des degrés 

 supérieurs. D'excellentes radiographies de feuilles et de tiges molles 

 s'obtiendront avec des rayons de degré i ou 2 tout au plus. Toute épreuve 

 radiographique portant l'image du radiochromomètre, en même temps que 

 celle des corps radiographiés, accusera elle-même, par un document 

 précis, la qualité des rayons qui auront servi à l'obtenir. Enfin il sera pos- 

 sible, par une étude méthodique, de fixer, pour chaque ampoule radiogène, 

 les conditions de réglage électrique lui permettant de donner des rayons 

 d'un degré radiochromomélrique déterminé. » 



PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur un appareil pour l'enregistrement automa- 

 tique des décharges de l'atmosphère. Note de M. J. Fényi, présentée par 

 M. A. Cornu. 



« En vue du grand intérêt avec lequel, dans ces temps derniers, on 

 observait les orages, je méditai, au mois de mars 1900, le projet de les 

 enregistrer automatiquement par un cohéreur. L'assistant de l'observa- 

 toire à Ralocsa, J. Schreiber, a construit ensuite, au courant de l'an- 

 née 1900, un tel appareil d'une façon bien simple, mais très pratique, 

 lequel a donné pendant l'été de 1901 des résultats très satisfaisants. 



» Le cohéreur et une bobine de fil de o"'°,2 de diamètre, dont la résistance est à 

 peu près 100 ohms, sont insérés dans le circuit d'un élément de Meidinger. Au centre 

 de la bobine se trouve une aiguille aimantée qui, posée sur un pivot vertical d'acier, 

 est déviée si le cohéreur est devenu conducteur par un éclair lointain, et ferme un 

 assez fort courant dans le circuit d'enregistrement. Dans le même circuit d'enregis- 

 trement est insérée une sonnerie dont le couvercle porte le cohéreur. L'ébranlement 

 que la sonnerie produit est suffisant pour ébranler le cohéreur et pour interrompre 



