SÉANCE DU lO FÉVRIER 1902. 'i']5 



polyradicnlaires nécessitent une électrisation de G à 8 minutes à l'intensité 

 de 200 à 25o m A. Les dents atteintes de périostite semblent plus rebelles 

 à l'action électrique et nécessitent de nouvelles recherches. I/insuffisance 

 ou l'absence d'analijésie, constatée dans qnelqiies cas, lient prescpie tou- 

 jours à des causes i>hysiques: 1° mauvais contact de l'électrode et de la dent; 

 2° intensité trop faible du courant par mauvais fonctionnement de l'appa- 

 reil; 3" dérivation dans le siège sur lequel le malade était placé et qui, 

 garni de pièces métalliques, avait le double inconvénient de provoquer 

 des sensations désagréables et d'entraver l'action analgésiante du courant. 

 Dans les autres cas, c'est la pusillanimité des sujets, eiïrayés par le bruit 

 de la décharge du condensateur, qui nous a obligés à suspendre trop tôt 

 l'électrisation. 



» Pour obtenir un résultat certain, il est donc nécessaire : 1° que le contact de 

 l'électrode et de la dent soit absolument intime et que la gencive ait été préalablement 

 débarrassée de la salive et du mucus qui la recouvrent; 2° que le courant soit réglé à 

 environ Sooooo alternances jsar seconde; 3° que l'intensité de i5o à aSo »jA soit bien 

 atteinte; 4" que le patient soit placé sur un siège entièrement dépourvu de pièces 

 métalliques. 



» Grâce à ces précautions, aucun des malades traités n'a éprouvé de malaises soit 

 pendant l'électrisation, soit après, et l'analgésie a toujours été complète. 



» Nous avons égalenîent réalisé l'analgésie des caries non pénétrantes 

 douloureuses. Cependant des recherches ultérieures sont nécessaires sur ce 

 sujet. Mais nous pouvons dès à présent affirmer que ce nouveau procédé, 

 qui évite l'emploi des agents aneslhésiques toxiques, n'est nullement dan- 

 gereux et que si, dans quelques cas bien déterminés, il ne supprime pas 

 complètement la douleur, il la diminue toujours considérablement. » 



MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Appareils pour les aveugles. Note de M. 3)us.saud, 



présentée par M. Al. Carnot. 



« J'ai l'honneur de présentera l'Académie les résultais obtenus avec les 

 appareils que j'ai réalisés à l'usage des aveugles. Je me suis proposé d'étu- 

 dier et de développer chez eux le sens du toucher avec de nouveaux appa- 

 reils permettant de leur faire obtenir directement des lignes et des points 

 en relief, créant ainsi pour ces infirmes la première possibilité pratique 

 de dessins et d'écriture immédiatement en relief. 



