SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1 902. f\(V5 



)) D'autre |)arl, 



(3) 



r 



» En éliminanl T et «o entre (i), (i> ) et (3) on trouve 



j e- C 



» Cette formule permet de calculer L au moyen de mesures purement 

 électriques et sans aucune mesure acoustique. 

 » "Voici un exemple numérique : 



C = S"'", 1 = 4«°'P , 4 , e = 8G™'" ; 



d'où 



» Il est d'ailleurs facile de mesurer des coefficients beaucoup plus faibles 

 que celui-là. 



» La méthode s'applique bien pour les bobines à gros fils et à faible ré- 

 sistance pouvant supporter un courant de quelques ampères. 



)) Pour les bobines à fil fin, telles que les bobines de w^attmètre, on pour- 

 rait modifier les méthodes en mettant la bobine en dérivation sur une 

 différence de potentiel connue prise sur le circuit principal à grande 

 fréquence et en mesurant l'intensité qui la traverse au moyen d'un ampè- 

 remètre suffisamment sensible. » 



ÉLECTRICITÉ. - Sur un électromètre capillaire. Note de M. Pierre Bolev, 



présentée par M. Mascarf. 



« I. L'électromètre capillaire de M. Lippmann, si précieux pour l'étude 

 des différences de potentiel vraies au contact, ne peut fonctionner avec 

 les amalgames liquides .saturés, qui ne sont pas assez mobiles dans les 

 tubes très capillaires. C'est poiu- entreprendre l'étude électrique de ces 

 amalgames que j'ai été amené à construire un électromètre d'emploi très 

 général. 



» Le mercure (ou ramalgame) est contenu dans une pipette A dont le tube 

 inférieur t est étiré et recourbé deux, fois à angle droit. Ce tube t possède à son 

 extrémité verticale e un diamètre intérieur voisin de 1'"™, et sa section est rodée. 



