526 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



à la paire de quadrants S]. La charge de l'aiguille se partage alors entre elle el Si; 

 Si repousse donc H à partir de ce moment; il en résulte sur l'aiguille une seconde 

 impulsion qui vient annuler celle en sens inverse produite par le choc entre T el V. 

 » La fermeture du courant ayant mis en jeu des ajipareils convenables, lepolentiel 

 atteint bientôt la valeur voulue, ce qui ramène le fléau F à sa position d'équilibre; le 

 contact PF touche alors de nouveau AAi; l'aiguille est ainsi portée au même poten- 

 tiel que les quadrants; la torsion du fil la ramène à sa première position; le circuit est 

 rompu en TV. 



M Les avantages de ce disjjositif sont les suivants : 



M D'une part, les contacts les plus faibles de PP suffisent pour permettre 

 aux charges à haut potentiel de passer de A à A, ou de B à B ; ces contacts 

 ne s'accompagnent à la fermeture que d'étincelles très faibles ne mettant 

 en jeu que des quantités très petites d'électricité. Il n'y a, par suite, pas 

 de soudures comme celles provoquées par les étincelles dues à la self- 

 induction dans im circuit de pile. 



» D'ailleurs, pour la rupture des mêmes contacts il n'y a aucune étin- 

 celle, puisque, à ce moment-là, ces contacts sont toujours au même po- 

 tentiel. La force nécessaire à cette rupture est donc rigoureusement égale 

 à celle qui a produit la fermeture. 



» Il se produit bien une soudure au contact TV; mais la force qui 

 agira pour la rompre peut se régler à volonté de façon à être toujours suf- 

 fisante. Cette force est, en effet, le moment du couple de torsion du fil O 

 qui maintient C contre B, augmeaté du moment dû à la déviation de 

 l'aiguille. 



» Il suffit de donner à celle-ci une surface suffisante et de régler, pour 

 chaque valeur du potentiel, sa distance aux quadrants. Quelle que soit la 

 torsion primitive du fil, l'aiguille obéira à l'attraction des quadrants S 

 pour la fermeture, et à la torsion du fil pour la rupture. 



» Les seules conditions de bon fonctionnement sont une grande rigi- 

 dité de l'aiguille et un bon amortissement. 



M II suffit donc de maintenirl'aiguille entre le fil de suspension et un fil 

 de cocon fixé à sa partie inférieure ; l'amortissement est obtenu hicile- 

 nient avec une ailette métallique plongeant dans un bain d'huile d'amandes 

 douces. 



» L'appareil fonctionne parfaitement à partir de looo volts. 



» Adapté à un électromètre sensible, en équilibre stable, comme celui 

 que j'ai décrit, il permet de régler automatiquement, avec une grande 

 approximation, le potentiel d'un condensateur à partir de looo volts et 

 pour toutes les valeurs désiiables. » 



