^o6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ment dans les classiques recherches sur la dissociation exécutées par 

 H. Sainte-Claire Deville, Debray et Troost. 



» De là l'intérêt spécial qui s'attache à la détermination du point d'ébul- 

 lition de ce corps. 



» Deux estimations en valeur absolue ont été publiées. L'une, faite 

 en 1879 par MM. Carnelley et Williams (') par la méthode calorimétrique, 

 a donné des nombres compris entre 676" et 683°. L'autre date de 1882 et 

 est due à M. Troost (^), qui a trouvé avec un thermomètre à air à réservoir 

 de porcelaine, 665*^ sous la pression de 760""". 



» J'ai repris cette mesure au moyen de l'appareil interférentiel décrit 

 antérieurement (^) et qui est affranchi de la plupart des causes d'erreur 

 systématiques inhérentes à l'emploi du thermomètre à air à réservoir de 

 porcelaine. La technique suivie est celle qui a été indiquée à propos des 

 points d'ébuUilion du cadmium et du zinc (^). La colonne gazeuse sur 

 laquelle portaient les mesures optiques des franges d'interférence était 

 amenée préalablement à la même température qu'un bain de sélénium 

 bouillant : l'égalité des températures se constatait par l'absence de courant 

 dans un couple platine-platine iridié dont une des soudures était placée au 

 milieu de la colonne gazeuse et dont l'autre soudure, protégée par un tube 

 en verre peu fusible, plongeait dans le bain de sélénium. 



» Celui-ci était amené à l'ébullitionau moyen d'un des fours électriques 

 à spirale de nickel, que j'ai décrits en i8g8 et 1900. Je considère que ce 

 mode de chauffage est le seul avec lequel on puisse obtenir en toute sûreté 

 les points d'ébuUition élevés. Il permet de porter l'ensemble de l'appareil 

 à une température supérieure de quelques degrés seulement au point 

 d'ébuUition cherché, en sorte que l'indication du thermomètre n'est pas 

 faussée par le rayonnement des parois. 



» Avec les fours à charbon ou à gaz, une telle précision de réglage est 

 impossible. J'ai exécuté des essais préliminaires nombreux en me servant 

 de fours à dôme pour distiller du zinc. Le métal était placé dans une grosse 

 cornue en grès, munie d'une tubulure latérale par où passaient deux tubes 

 de |)orcelaine recourbés, lûtes au moyen de terre à poêle. L'un des tidjes 

 plongeait dans le liquide bouillant, l'autre dans la vapeur. En enfonçant 



(1) Journ. Chem. Soc, t. XXXV, 1879. 



(*) Comptes rendus, t. XCIV, 1882. 



(^) Comptes rendus, août 1890, février 1898. 



(*) Société de Physique, février 1898. — Comptes rendus, août 1900. 



