SÉANCE DU 28 AVRIL rg02. 979 



rine (M. poncentre sur un réticule thermo-électrique les radiations envoyées par le 

 foyer. 



» Ce réticule est formé de deux lames (fer constantan) soudées suivant deux dia- 

 mètres rectangulaires sur les deux disques A et B {fig. 2). Ces lames ont o°"",2 de 

 large sur o'^^iOoS d'épaisseur; elles sont obtenues par laminage d'un fil rond de o""",o5 

 de diamètre. 



» On monte ensuite les disques sur une pièce isolante a qui les maintient parallèles 

 ù une distance de o'""',5; on peut alors souder les deux lames minces au centre, et le 



f-'ig. 



/> 7>' 



Fig. 



Fig. 3. 



couple thermo-électrique est constitué. Les prises de courant se font par deux bornes b 

 et b' . On noircit soigneusement au noir de fumée la surface des lames du côté de la 

 lentille objective et l'on dispose sur le disque d'avant un écran en croix dont les bras 

 c, c, c, c {fig. 3) ont pour but de limiter la longueur des lames soumises au rayonne- 

 ment et de rendre ainsi les indications indépendantes des dimensions de la source à 

 partir du moment où son image couvre la partie utile du couple. 



» D'autre part, pour s'affranchir de la dislance du corps rayonnant, le tube de la lu- 

 nette supportant le réticule R {fig. i) est fermé par un diaphragme Dqui limite à une 

 valeur constante et indépendante du tirage et, par conséquent, de la mise au point 

 variable a\.'ec la dislance du corps chaud, l'angle au sommet ot du cône formé par les 

 rayons concentrés par la lentille. 



i> L'ensemble de la lunette ainsi disposée et d'un galvanomètre approprié constitue 

 un excellent pyromètre dont la maison Pellin a accepté la construction. 



» Voici la concordance des indications avec celles d'un couple platine- 

 platine rhodié de M. Le Chatelier. placé dans un petit four électrique à 

 résistance de platine dont on a pu élever la température jusque vers i 5oo° : 



(') J'ai vérifié, au moyen d'un microradiomètre, que l'absorption de ce corps Ae- 

 \\en\. proportionnelle à la quantité de chaleur incidente à partir de 900°. Elle ne fait 

 donc que diminuer la sensibilité de l'appareil de y^ environ. 



