SÉANCE DU lO FÉVRIER 1908. zG'] 



images monochromatiques , ne se produiront pas à la même époque , et les courbes 

 de lumière relatives aux diverses images monochromatiques de la variable se- 

 ront alors décalées, l'une par rapport à l'autre, d'une certaine quantité, 

 fonction elle-même, sans douta, de la parallaxe de l'étoile. 



La lurthode consiste donc à observer pholométriquement l'époque des 

 diverses pluises correspondantes de chacune des images monochromatiques 

 [iro(hiites comme il va être indiqué. On peut d'ailleurs, grâce à un dispositif 

 simple, faire alterner rapidement les mesures d'intensité relatives aux 

 diverses images, de sorte ([u'il suffit théoriquement d'une seule période de 

 l'étoile, c'est-à-dire d'une nuit, dans le cas des variables du type Algol, pour 

 avoir un groupe complet d'observations. 



11. L'appareil construit sur ces principes, et que j'ai utilisé pour les recherches 

 actuelles, consiste en un équatorial muni à l'oculaire d'un dispositif latéral permettant, 

 comme dans le photomètre Zollner, de juxtaposer à l'image d'une étoile, au foyer de 

 la lunette, celle d'une étoile artificielle; entre le foyer et l'oculaire, normalement à 

 Taxe de l'équalorial et sur le trajet commun des faisceaux lumineux de l'étoile obser- 

 vée et de l'astre artificiel, un barillet, mobile dans une gli^^sière, porte des cuves ren- 

 fermant des liquides colorés particuliers, qu'on peut à volonté interchanger sur le 

 trajet de ces faisceaux lumineux. On obtient ainsi, de l'étoile étudiée et de l'étoile 

 artificielle, des séries d'images monochromatiques de même teinte. Pour faire les 

 mesures, on réalise l'égalité d'éclat des deux images à l'aide de deux niçois munis de 

 cercles divisés et placés sur le trajet des rayons de l'astre artificiel. 



Celui-ci est produit par la condensation de la lumière que projette sur une petite 

 ouverture circulaire une lampe électrique alimentée par des accumulateurs et réglée au 

 moyen d'un rhéostat et d'un voltmètre de précision. L'influence des petites variations 

 (]ue |jeul subir son éclat dans le cours dune même soirée et celle des variations locales 

 de l'état atmosphérique sont éliminées eu faisant alterner les mesures relatives à l'étoile 

 variable observée avec celles d'une étoile fixe voisine auxquelles on rapporte celles-là. 



J'ai utilisé dans les expériences actuelles trois écrans colorés dont chacun laisse 

 passer exclusivement environ le liei's du spectre \isible; ils sont constitués par des 

 lii|uiiles colorés, inclus dans des cuves à glaces parallèles, de o™"" d'épaisseur intérieure. 

 Après de nombreux essais on a adopté pour les liquides colorés les compositions 

 suivantes : 



l-Ccraii n" 1 (écran l'nii^e). lOiraii 11" 'i (écran vcrl). l'kraii n° 3 (écran bleui. 



B . .. '' 



Rouge de llœchst n"L. i Verl naphtol. 2,0 Sulfate de cuivre crist.. ao 



Eau distillée âoo Tarlrazine . . 2,5 Eau etammoniaqueq.s. 870 



L'écran n° 2 laisse passer la partie du spectre comprise entre ). r^oH-, 69 et ). :=oI', 49 



