3-J1 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Comme fréquence, cette complication de la grippe est loin d'être rare. 

 Nous avons pu, en la cherchant, la constater récemment dans 3o pour loo 

 des cas de grijjpe chez la femme, dans lo pour loo des cas chez l'homme. 

 Il s'agit donc l)icn là d'une manifestation intimement liée à la grippe, qui, 

 chose curieuse et qui rappelle des analogies morbides déjà citées, a une pré- 

 dominance marquée pour le sexe féminin. Il était intéressant de signaler ce 

 fait qui, mis en parallèle avec la fréquence des aphtes buccaux, confirme celte 

 donnée que la grippe est avant loul une affection gaslro-inlestinale. 



PHYSIQUE DU (îLOBE. — Contribution à l' étude (hi rayonnement calorifique 

 (kl Soleil. iVote ( ' ) de MM. G. Millochau et C FtRv, présentée par 

 M. Lippmann. 



Il nous a semblé intéressant de relier les mesures que nous avons effectuées 

 ces deux dernières années à l'aide d'un nouveau pyrhéliomèlre, aux mesures 

 laites ordinairement au moyeu des actinomèlres. 



Ces derniers appareils sont susceptibles de donner la quantité lolale de 

 chaleur versée par le Soleil, ce qui conduit très facilement au calcul de la 

 constante solaire. 



Dans une prochaine Note, nous montrerons comment il est possible d'Iu- 

 légrer les indications du télescope pyrhéliométrique dans le but d'obtenir 

 la constante solaire, si importante à connaître, et dont les diverses valeurs 

 données jusqu'ici présentent encore entre elles des écarts considérables allaul 

 jusqu'à 5o pour loo. 



On snil que la principale difficnlté dans l'emploi dei aclinomélres réside dans leur 

 I lalonnage en valeur absolue. Dans ractinomètre d'Angslroin, adoplé par le Congrès 

 (les études solaires, on a recours à une uiélliode de réduction au zéro; les deux soudui-es 

 d'un couple thermo-électrique peuvent être écliaulTées simultanément, l'une par le 

 ravonnemenl solaire, l'autre par un courant électrique. 11 est possible d'obtenir, dans 

 ces conditions, une différence de potentiel nulle aux bornes de la lliermopile, ce qui a 

 lien quand les deux soudures sont à la même température. Si la symétrie du couple 

 élait paifaite, c'est-à-dire si les deux soudures étaient rigoureusement identiques à 

 tous les points de vue, le nombre de \vatls ainsi dépensé mesurerait directement l'éneigie 

 solaire, mais il est difficile d'admettre que ces conditions soient absolument réalisées. 



D'autre jjart, l'appareil d'Angstriim exige une manipulation délicate au moment de 

 l'emploi et force l'observateur à emporter avec lui. en plus de l'instrument nu'nie, les 

 ^ippaieils de production et de mesure du courant électrique compensateur. 



En somme, un actinomètre lhcrmo-électrit[uc est analogue à une balance 

 (') Présentée dans la séance du lo février 1908. 



