SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1908. 3']3 



dont les deux bras seraient inégaux. Le moyen le plus simple de faire une 

 mesure exacte dans ces conditions est d'avoir recours à une môtiiodc de 

 double pesée. 



Ou fera donc agir, sur une des deux soudures, disposée à cet effet, le 

 courant électrique, ce qui pennellra de tracer la courbe d'étalonnage de 

 l'instrument, relié à un millivoltmètre de sensibilité convenable, et, au 

 moment de l'observation, lorsque la même soudure sera exposée au rayon- 

 nement solaire, une simple lecture sur le cadran du millivoltmèlre indiipiera 

 l'énergie électrique et, par consécjuent, le nombre de calories qui mesurent 

 le rayonnement solaire. Toutes les conditions étant les mêmes, cette méthode 

 de substitution ne soulève aucune objection. 



La description sommaire de l'instrument fera encore mieux comprendre 

 son fonctionnement. 



Au cenlie d'une sphère métallique {/ig: 1), nickelée ejctérieuremenl el noircie à 

 l'intérieur, est supporté pai- deux liges, l'une de laiton L el l'autre de constantan K, 



Fis. '■ 



I? 



un petit cylindre métallique C, que nous dénommerons, pour simplifier, récepteur. 



Ce récepteur constitue la soudure chaude du couple, la soudure froide étant le 

 point d'attache de la tige de constantan sur la boule extérieure; quant à la tige de 

 laiton, elle est isolée de la sphère. 



Un tube t permet de faire pénétrer le faisceau solaire dans l'appareil; ce tube sup- 

 porte un écran de liège recouvert de papier d'étain D, dans le but d'éviter l'échaufTe- 

 ment direct de la sphère par le rayonnement solaire. Enfin, un écran dépoli V permet 

 de s'assurer, par le centrage de l'ombre projetée par le récepteur, si l'orientation est 

 convenable. 



C. R., 1908, 1" Semestre. (T. CXLVI, N« 7.) 49 



