374 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Dans rinlérieur du récepteur est introduite une sorte fie petite bobine en cuivre 

 rouge, dont la face tournée vers l'extérieur est concave et soigneusement noircie. Le 

 fil de manganine qui la recouvre peut recevoir le courant d'étalonnage par les bornes b 

 et b', et il est alors facile de graduer, en calories, l'appareil relié par B et B' à son 

 millivoltmètre. 



La figure 2 est une vue extérieure de l'appareil qui n'a que lo"^™ de diamètre. 



Fig. a. 



Pour se servir de raclinotuèlre, on le pointe dans la direction dn 'Soleil, 

 et on le maintient en direction aussi exactement que possible, puis l'obser- 

 vateur lit la déviation marquée et note le temps au moment où la lecture 

 est faite. 



Une courbe est ensuite tracée, en prenant pour abscisses les temps et 

 pour ordonnées les déviations galvanométriqties. 



La comparaison d'une courbe actinométrique avec la courbe correspon- 

 dante obtenue au moyen du télescope pyrhéliométrique montre que l'acti- 

 nomètre présente une certaine inertie due à la masse de sa soudure, qui est 

 plus de mille fois supérieure à celle de la soudure du pyrhéliomètre. Le 

 retard est de 23 minutes. 



Ce retard se retrouve dans tous les actinomètres dont le récepteur a une 

 masse non négligeable, il fausse l'étude de l'absorption atmosphérique et 

 nécessite une correction aux mesures faites avec ces instruments. 



A la courbe corrigée s'applique aussi, dans les mêmes conditions que pour 

 le télescope pyrhéliométrique, la loi de Bouguer. 



L'actinomètre a été étalonné avant et après l'ascension; les valeurs trou- 

 vées montrent que les déviations du galvanomètre sont très sensiblement 

 proportionnelles aux watts pour les petits échaulTements produits. 



Les essais ont montré que les pertes par con vection ne changent pas 

 sensiblement avec l'orientation de l'actinomètre. 



