SgS ACADÉMIE DES SCIENCES. 



tricité nécessaire pour recharger le détecteur et le condensateur au voilage normal, 

 et c'est ce courant de recharge que l'on entend au téléphone. 



Il résulterait de cette manière de voir qu'un détecteur pourrait être à 

 peu près caractérisé par deux quantités : 



1° sa capacité de polarisation au voisinage du voltage normal ; 



2" sa résistance olimique intérieure, en série avec la capacité. 



Ces deux éléments ont pu être déterminés, pour des forces électromotrices 

 alternatives voisines du centième de volt, avec une fréquence de 5oo périodes 

 par seconde, au moyen de notre galvanomètre à courants aternatifs, muni 

 des dispositifs décrits dans une précédente Communication faite en commun 

 avec M. Devaux-Charbonnel (' ). 



Voici quelques résultats de cette étude : 



Des détecteurs de difTérenles fabrications, mais de sensibilités comparables, sont 

 étudiés au voisinage immédiat de leur polarisation normale, avec des forces électro- 

 motrices alternatives de l'ordre du centième de volt. Ils se comportent vis-à-vis de 

 ces forces électromotrices comme le ferait une capacité de (jiiehjues cenlièmes de 

 microfarad en série avec une résistance de plusieurs milliers d'ohms. 



Sans polarisation, la résistance reste à peu- près la même, tandis que la capacité 

 diminue notablement. 



Des détecteurs à gros fil ont une capacité plus grande et une résistance plus faible. 

 La variation de ces quantités est un peu moins rapide que la variation de surface de 

 l'électrode sensible. 



Influence de la température. ■ — Des détecteurs ont été chaulTés à 120°. Leur 

 capacité a augmenté jusque vers i microfarad; mais leur augmenlation de capacité 

 ne nuit pas à la sensibilité des détecteurs ("-). 



La résistance a, par contre, beaucoup diminué, comme on devait s'y attendre. Elle 

 est tombée à quelques centaines d'ohms. 



Grâce à la très aimable collaboration de M. le capitaine Ferrie, les 

 détecteurs chauffés à 120° ont pu èti^e essayés au poste de .télégraphie sans 

 fil de la tour Eiffel. 



Nous avons alors constaté cjue, à sensibilité égale, leur faible résistance 

 intérieure permet d'obtenir un accord plus étroit de la résonance, une 

 syntonie plus parfaite, ce qui peut présenter, pour ceilaines ti^insmissions, 

 un avantage assez sérieux. 



(') Comptes rendus, t. CXLIV, 1907, p. 1209. 



(-) Voir, notamment, sur ce sujet, le travail récent de M. C. Tissot {Journal de 

 Pliysiquc, 1908, p. t\Ç>). 



