Il^a ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Cette raison suffirait à elle seule, à mon avis, à faire écarter cette façon 

 d'opérer au point de vue médico-légal. 



Pour ces raisons et pour d'autres que je ne puis développer plus longue- 

 ment dans cette Note, je conclus comme l'a fait M. Brouardel, en disant 

 que la radiographie ne saurait être substituée à la docimasie pulmonaire 

 hydrostatique; sa seule utiltté. je le répète, est de fournir à l'expert un docu- 

 ment photographique, document qui peut être considéré comme une véri- 

 table pièce à conviction. 



MÉDECINE. — Sur un nouveau thermo-pulvérisateur à air comprimé. 

 Note (') de M. (îuyexot, présentée par M. d'Arsonval. 



Les pulvérisateurs à air comprimé surchauffé sont déjà connus depuis 

 plusieurs années, mais avec aucun des appareils actuels on ne peut dépasser 

 la température de 25° pour les pulvérisations d'eaux minérales ou de solu- 

 tions aqueuses. 



Cette température est trop basse pour la plupart des affections dans 

 lesquelles on a recours aux pulvérisations et les pulvérisateurs à vapeur, 

 malgré les nombreux inconvénients et les dangers mêmes qu'ils présentent, 

 restent jusqu'ici les seuls appareils susceptibles d'être employés toutes les 

 fois que l'action thérapeutique d'une pulvérisation nécessite une tempé- 

 rature dépassant 20°. 



Le présent thermo-pulvérisateur comble cette lacune en permettant 

 d'obtenir par l'air comprimé des pulvérisations d'eaux minérales et de 

 solutions aqueuses jusqu'à 5o°, avec réglage de la température au gré du 

 médecin. 



L'appareil se compose du pulvérisateur proprement dit qui repose sur le 

 principe des pulvérisateurs Richardson à air comprimé modifié pour per- 

 mettre un procédé particulier de chaulTage dont le dispositif est nouveau. 



Ce dispositif est représenté par deux tubes concentriques de diamètre très dilïé- 

 rents formant rextrémilé terminale du tliermo-puhérisateiir. Le plus petit t sert à 

 chaufîer, au moment même de sa pulvérisation, le liquide à pulvériser à une tempé- 

 rature ne dépassant en aucun cas 60". Le plus grand t' constitue une chambre chaude 

 pour l'air comprimé immédiatement avant sa détente. Le tube central l d'un tout 

 petit diamètre est terminé par une aiguille creuse en platine. Il reçoit le liquide à 



(') Présentée dans la séance du 25 mai 1908. 



