Iiy/l ACADÉMIE DES SCIENCES. 



4""'. Il reçoit de l'air comprimé par l'intermédiaire d'un serpentin f placé immédia- 

 tement au-dessous de lui. Un robinet pointeau c, placé avant le serpentin, sert à régler 

 le débit de l'air comprimé. Le serpentin se trouve au-dessus d'un brûleur Bunsen ou 

 à l'alcool. Enfin ce tube à large diamètre se termine au niveau de l'aiguille de platine 

 par un embout de forme conique vissé g. Eu dévissant celte pièce on découvre, pour 

 la sortie de l'air comprimé, un espace annulaire de très faible section, section d'ailleurs 

 réglable, selon la position de l'embout vissé. 



Si l'on met l'appareil en communication avec une source d'air comprimé (l'appareil 

 fonctionne normalement à partir d'une atmosphère de pression) la pression chasse le 

 liquide qui sort par le tube capillaire de platine. En même temps, l'air comprimé 

 dérivé par le robinet c traverse le serpentin et le tube enveloppe à large diamètre, 

 puis il sort par l'ouverture annulaire que présente l'embout conique. Il atteint à ce 

 moment une grande vitesse et produit une division mécanique extrêmement fine du 

 liquide arrivant au même endroit par l'aiguille de platine. 



La pulvérisation ainsi obtenue est froide. En vissant ou dévissant l'embout conique 

 on règle la finesse de la pulvérisation; en agissant sur les robinets c et d, on fait 

 varier son volume. 



Pour obtenir une pulvérisation chaude, on allume le brûleur. L'air qui traverse le 

 serpentin est alors porté vers 5oo°, taudis que les gaz chauds de la combustion échauf- 

 fent, par la conductibilité des pièces métalliques, le liquide passant par le petit tube 

 central et le maintiennent à une température d'environ 60°. 



Le résultat final est une pulvérisation atteignant 5o° C. avec les solutions aqueuses 

 et yS" avec les liquides fixes non volatils. Le réglage instantané de la température est 

 réalisé à l'aide d'une pièce tubulaire portant au niveau du gicleur des fenêtres dont la 

 section peut être réglée au moyen d'une bague mobile G qu'on manœuvre à la main. 

 Dans ces conditions, il se produit par ces ouvertures un appel extérieur d'air froid et 

 l'on peut obtenir instantanément toute la gamme des températures entre 28° et 5o". 

 Cette pièce reçoit des embouts de cristal interchangeables, munis à la partie inférieure 

 d'un tube destiné à la vidange du liquide condensé le long des parois. 



L'appareil est complété par un système de soupapes commandant automatiquement 

 l'allumage en grand du brûleur lorsqu'on met en route la pulvérisation et le laissant 

 en veilleuse lorsqu'on l'arrête. On évite ainsi de détériorer par un oubli les pièces de 

 l'appareil. En même temps, le brûleur en veilleuse suffit à maintenir l'ensemble à une 

 température suffisante pour obtenir instantanément une pulvérisation chaude, 

 évitant ainsi d'attendre les quelques minutes nécessaires pour la mise en roule 

 initiale. 



En résumé, cet appareil permet d'obtenir des pulvérisations d'eaux mi- 

 nérales ou de solutions aqueuses à des températures aussi élevées qu'avec 

 les pulvérisateurs à vapeur, sans en avoir les inconvénients souvent dan- 

 gereux. Il avait été, jusqu'à ce jour, impossible d'obtenir ce résultat. Cet 

 appareil supprime la dilution de la solution médicamenteuse ou de l'eau 

 minérale avec une quantité variable de vapeur d'eau ; il donne une pulvé- 

 risation aseptique dont on peut régler instantanément la finesse, le volume 

 et la température. 



