ACADÉMIE DES SCIENCES 



SÉANCE DU MAlîDI 9 JUIN iî)08. 



PRÉSIDENCE DE M. H. BECQUEREL. 



MEMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS 



DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'A.CADi;\lIE. 



PHYSIQUE. — Sur un appareil destiné aux nivelkments micrométri(fues. 



Note de M. Gouv. 



On a parfois besoin de mesurer de petites diiTérences de niveau avec une 

 grande exactitude. La disposition ordinaire ducalhétomètre, avec les courts 

 foyers qui sont nécessaires, se prête mal aux nécessités expérimentales et ne 

 permet pas, par exemple, de mesurer des objets j)lacés dans une auge à 

 paroi plane. La mi'tliode f]ue je vais di'crire permet de faire ces nivellements 

 de précision assez aisément; elle a été étudiée afin d'exécuter des mesures 

 de tension superficielle par la nirtbode des larges gouttes, dont je publierai 

 bientôt quelques résultats. 



Le principe est le suivant. Sur un discjue de verre, poli, plan et borizoutal, 

 repose par trois pieds un microscope muni d'un micromètre à fil. Le 

 microscope, sensiblement horizontal, peut monter ou descendre, mais, au 

 moment du pointé, il forme avec son pied un ensemble rigide. La mise au 

 point se fait en faisant glisser le microscope sur le plan de verre, ce qui 

 donne toute liberté de mouvement. On vise ainsi un point A, qu'on pointe 

 au moyen du micromètic: puis ou vise une échelle verticale fixe, portant 

 des divisions rapprochées, et Ion pointe un trait de réchelle au micromètre. 

 On a ainsi la diflcrence de niveau du point A et du trait zéro de l'échelle. 



C. 15., 1908, 1" Semestre. (T. CXI.VI, N" ?3.) , 107 



