2IO ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» Mais la fente et le déplacement dus à la flexion font un angle variable, 

 (parfois de o° à 90'^) pour les diverses positions d'une môme étoile dans le 

 ciel; même il arrive que, dans une même pose, le haut et le bas de la 

 fente ne reçoivent pas la lumière de la même façon. Bref, avec une même 

 étoile, dans une même station ol a fortiori dans des stations différentes, 

 la conduite de l'étoile sur la fente peut ne pas être exactement la môme. 



» Il faudrait que le déplacement dû à la flexion/^ fût toujours perpen- 

 diculaire à la fente pour toutes les positions de la lunette. Aussi je suis 

 conduit à réclamer pour les équatoriaux un nouvel organe qui, à la volonté 

 de l'observateur, produise de petites variations immédiates et rapides de 

 leur vitesse de rotation. On a déjà des organes spéciaux dits de rappel ou 

 de mouvements lents qui déplacent légèrement la lunette; mais, dans le 

 cas actuel, ils sont insuffisants. Le nouvel organe, qui devrait être aussi 

 commode et maniable que les précédents, agirait soit sur l'appareil d'en- 

 traînement, soit par la transmission à la vis tangente, de manière à modifier 

 non plus l'angle de l'axe de rotation, mais la vitesse de cet angle. Il ne 

 semble pas très difficile à réaliser, surtout par les moyens électriques, et 

 il serait très utile pour les recherches de vitesse radiale, et aussi pour la 

 photographie ordinaire des astres, des planètes et comètes principalement. 



» En résumé les causes d'erreur sont nombreuses. Pour les mieuJi étu- 

 dier, j'ai trouvé avantage à les diviser en groupes de la façon suivante, 

 d'après leurs caractères principaux et la facilité plus ou moins grande de 

 les éviter. 



» 1° Défauts optiques et mécaniques de la lunette et du spectrographe, 

 dont l'influence mauvaise est permanente. Leur suppression se heurte par- 

 fois à l'obstacle d'une grande dépense. 



» 2° Mauvaise position relative de l'objectif, des sources terrestres et 

 du spectrographe. Vn réglage préalable et la détermination des distances 

 focales exactes, en fonction de la température, permettront toujours de 

 supprimer cette cause d'erreur. 



» 3° Variation du spectrographe pendant la pose. Le changement de 

 température, la flexion, un déplacement de pièces sont à craindre, mais 

 peuvent être évités avec une dépense suffisante. D'ailleurs les erreurs cor- 

 respondantes sont étudiées aisément avec les méthodes que j'ai décrites 

 en 1898, et sont corrigées facilement avec les spectres terrestres dits 

 témoins, qui sont utiles dans tous les cas comme assurant un contrôle 

 efficace. 



)) 4° Conduite mauvaise de l'étoile sur la fente et mauvais état de 



