/196 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



tage et croissant en section transversale depuis zéro jusqu'à un maximum 

 donné vis-à-vis la tranche inférieure de l'ajutage; 3° un disque ou obtura- 

 teur partiel mobile F présentant une arête vive circulaire, placé dans 

 l'ajutage et suspendu à la tige I d'un piston E d'é(|uilibre sur lequel appuie 

 un ressort antagoniste T dont la tension peut être réglée par un écrou 

 supérieur U. 



Fig 3. Fig. I. 



» Fonctionnement de Vhydro-lachy mètre. — Le piston E joue dans une 

 partie ajustée du corps de la tubulure R de sortie du liquide en circuit et 

 reçoit l'action de sa pression sur sa face inférieure qui tend par conséquent 

 à le remonter en entraînant l'obturateur F dans l'ajutage à rayures diver- 

 gentes ; le ressort T tend au contraire à faire descendre ce train. 



En marche normale, le compteur actionné par la turbine refoule le 

 liquide en circuit qui s'écoule par l'ajutage, en franchissant la section 

 libre laissée autour de l'obturateur ; le train mobile de l'hydro-tachymètre 

 prend alors une position d'équilibre qui est fonction : du volume du liquide 



