SÉANCE DU 9 MARS igoS. 607 



ÉLECTRICITÉ. — Nouveai/x systèmes magnétiques pour l'élude des champs 

 très faibles. Noie de MM. V. Cremieu et H. Pexder, présentée par 

 M. H, Poincaré. 



« Nous avons été amenés à explorer des champs magnétiques de l'ordre 

 de lo"" C. G. .S. électromagnétiques. Si la région où l'on ojjère était sous- 

 traite à tonte pertnrbalion extérieure, on pourrait employer des systèmes 

 asiatiques ordinaires. En compensant le champ terrestre avec des aimants, 

 on arrivera sans trop de diFficuités à réduire le moment du couple direc- 

 teur du système à io~'' erg, quantité du même ordre que le couple moteur 

 provenant du champ à étudier. 



» Mais il est très difficile fie réaliser, dans la plupart des laboratoires, 

 une stabilité magnétique suffisante et, en général, les perturbations exté- 

 rieures produisent des coiij)les qui sont d'un ordre très supérieur à 

 lo» C. G. S. 



» D'ailleurs, on sait que, par sa construction même, un système asia- 

 tique sensible a toujours un mouvement continu dans une direction déter- 

 minée, par suite de la dém.ignétisalion lenle et inégale des aiguilles qui le 

 constituent. 



» Une antre cause d'instabilité provient de ce que la direction de ces 

 systèmes est produite par la différence entre le champ terrestre et celui des 

 aimants compensateurs; tout ce qui viendra modifier l'un ou l'autre de 

 ces champs fera varier la position d'équilibre du système. 



» En particulier, si le champ à étudier est produit par des phénomènes 

 oscillatoires plus ou moins amortis, l'usage des systèmes asiatiques sera 

 rendu très aléatoire, à cause des démagnétisations qui accompagnent les 

 oscillations amorties, et qui pourront agir aussi bien sur le sv>,tème que sur 

 les aimants directeurs. 



« Enfin, dans le cas où le champ à étudier est très faible, il y aurait 

 intérêt à en multiplier l'effet par l'emploi de pôles magnétiques élevés; or 

 on sait que les conditions d'équilibre des systèmes asiatiques sont indépen- 

 dantes de la valeur des moments des aimants qui les forment. 



» On peut éviter tous ces inconvénients, sans diminuer la sensibilité 

 nécessaire, en emplovant un système extrêmement simple. 



» Il se compose essentiellement fl'un petit fléau horizontal portant à une 

 de ses extrémités un aimant vertical et à l'autre un contrepoids non magné- 



