6o8 ACADÉMIK DES SCIENCES. 



tique, laiton par exemple. Le tout est supporté par un fil métallique long 

 et fin, fixé au milieu du fléau. On sait que, lorsque l'axe magnétique de 

 l'aimant "sera exactement vertical, le couple auquel l'aimiint est soumis 

 dans le champ terrestre sera sans action sur le fil de torsion. Ce fléau 

 s'orientera alors sous l'action de la seule torsion du fil qui le supporte. Or, 

 en rendant mobile sur le fléau le contrepoids opposé à l'aimant, on arrive 

 très facilement à régler la verticalité de l'aimant. On voit que cette verti- 

 calité est obtenue justement quand le système obéit à la torsion du fil. 



» Pour étudier un champ avec un pareil système, on |)lacera le pôle 

 inférieur de l'aimant dans la région à étudier, l'action sur le pôle supérieur 

 étant très faible pour les champs non uniformes que l'on produit. 



1) Nous avons pu réaliser ainsi plusieurs systèmes très sensibles. 



» L'un d'eux, par exemple, se compose d'une feuille de mica de lo'"' de large et 

 65»"= de hauteur, fixée par le milieu de sa largeur à l'exlrémilé d'un fil d'argent de 

 o"'°,025 de diamètre et de 95"="" de longueur. 



» A l'une des extrémités [de la feuille de mica se trouvent fixés verticalement 

 6 aimants cylindriques de 65°"° de longueur, pesant ensemble 2ioo™5; le contrepoids 

 est formé par une lame de laiton de poids égal et qui peut glisser le long du bord 

 supérieur de la lame de mica. En déplaçant convenablement ce contrepoids, on arrive 

 facilement à régler la verticalité des aimants; le système suit alors la torsion du fil et 

 sa période est de 65". 



>i Le pôle des 6 aimants réunis est d'environ 20C.G.S., son moment par rapport au 

 fil de suspension fixé à 5"^'" est donc de 100 G. G. S. Si ce pôle est placé dans un champ 

 magnétique de io~* G. G. S., le système sera soumis à un moment de torsion de 

 io~'erg; d'ailleurs, le couple de torsion antagoniste du fil d'argent est, pour une 

 déviation de 1°, d'environ 2 x io~* erg; cette déviation correspond, sur une échelle 

 placée à 2", à une longueur de 68""=. On voit, par suite, qu'un champ de 10^" G. G. S. 

 sera aisément mesurable avec le système que nous venons de décrire. 



» Les avantages de ces systèmes sont assez nombreux. Ils sont très fa- 

 ciles àrégler, et,apnori, on ne voit aucune raison qui empêche d'augmenter 

 beaucoup leur sensibilité, car la force portante des fils métalliques est très 

 considérable par rapport à leur couple de torsion. 



» D'autre pari, ces systèmes sont dirigés par la torsion d'un fil, par con- 

 séquent soutraits aux influences des variations du champ extérieur autres 

 que celles produites au voisinage immédiat de l'un des pôles de l'aimant. 

 Une démagnétisation partielle sera sans influence sur leur position d'équi- 

 libre. La seule condition nécessaire à leur emploi est l'absence de pôles 

 magnétiques un peu forts près de la région oii l'on opère. 



» En enfermant un de ces systèmes dans une boîle en laiton un peu épais 



