(ho acadkmie des sciences. 



L et R étant le coefficient de self-induction et la résistance des bobines B. 

 » Si l'on introduit dans le circuit précédent un galvanomètre de résis- 

 tance R', l'intensité du courant est 



» On peut mesurer soit E soit 1. Les formules montrent f|u'il y a avan- 

 tage à augmenter le diamètre du disque tournant et la fréquence du cou- 

 rant; celle-ci est pourtant limitée par la capacité propre du fil des 

 bobines B qui prend, par rapport à la capacité correspondant à l'accord, 

 une importance de plus en plus grande, les formules (2) et (3) n'étant 

 |)lus qu'approchées poiu' les fréquences élevées. 



» Je me suis arrêté aux dimensions el données suivantes : , 



Diamètre du disque tournant 80"" 



Epaisseur de la couche d'air entre le disque et les lames 



de verre iS"""' environ 



Nombre des spires induites 1600 



Diamètre moyen 72'^'" 



Résistance totale 60 olims 



» J'ai pris comme source de courant alternatif le secondaire d'une bobine d'induç- 

 lion alimentée directement par le secteur de la rive gauche, dont la fréquence est d'en- 

 viron 42 périodes par seconde. La capacité correspondant à l'accord, pour cette 

 fréquence, est d'environ 5 microfarads. 



Le courant!, redressé par un petit commutateur actionné par un courant synchrone, 

 traverse un galvanomètre à cadre mobile. 

 , » La résistance de ce galvanomètre est de 60 ohms, il donne une déviation de r'""' 

 sur échelle placée à a'" pour un courant de 2,5 x io~' ampère. 



» Si l'on appelle Q la charge efficace que |)rend le disque, «' la vitesse 

 de la lumière, N le nombre de tours du disque par seconde; le courant de 

 charge <\\\ con<lensateur formé par les secteurs S et S' est 



• _ Q^ 



'' r 



et le couranl de conveclion correspondant 



()N 



on en déduit 



\ . 

 / = — I,.. 



