SÉANCE DU 6 AVRIL igoS. 865 



» Le résultat trop faible obtenu avec le til B, semble tenir à ce que le 

 laiton reste constamment au-dessous de la température ambiante; de sorte 

 qu'en se fondant sur le thermomètre-fronde, on fait une correction trop 

 forte. 



» Il est évident que la concordance si complète des résultats ne peut 

 être attribuée qu'à un heureux hasard ; car si l'on compare les deux mesures 

 faites dans le sens aller et dans le sens retour, tant avec le fil invar qu'avec 

 le fil (le laiton, on constate un écart notablement plus grand; c'est seule- 

 ment la moyenne des deux mesures Aj ou la moyenne des deux mesures B, 

 qui se rapprochent d'une façon aussi extraordinaire de la longueur obtenue 

 par la règle de Bnuiner. 



» Cependant, si nous comparons les longueurs du segment suil obtenues 

 par les deux méthodes, nous constatons la même concordance. La moyenne 

 des deux mesures A^ ne diffère que de 3„„'^„„ de la moyenne des deux me- 

 sures à la règle, et il semble que ce soit bien là la précision que permet 

 d'atteindre la méthode Jaderin avec le fil invar. Avec le laiton, l'accord est 

 moins bon quoique encore très satisfaisant. 



» En résumé, avec la méthode Jaderin, on peut compter sur le ,„J„^^ ou 

 le .,„„\„„ , mais on a beaucoup plus de garanties avec l'acier Guillaume 

 qu'avec le laiton. 



» Les fils avaient été étalonnés sur une base de 24'" dans le jardin de 

 don Pedro I-.izzarzaburo avant l'opération et ils l'ont été de nouveau après. 

 Ou a trouvé entre les deux étalonnages une différence de jj^ environ, 

 et diverses raisons portent à penser que l'une des bornes a dû recevoir un 

 choc dans l'intervalle des deux mesures; les chiffres que nous venons de 

 rapporter ont donc été déduits du premier étalonnage seul. Ce qui doit 

 nous préoccuper, c'est que, pour la mesure de la base d'El Vinculo, on a 

 dû se servir d'un étalonnage nouveau pris sur cette base suspecte; les éta- 

 lonnages anciens n'ont pu servir, l'un des fils ayant subi un accident pen- 

 dant les opérations. Il est donc important de s'assurer de la réalité de ce 

 déplacement de la borne, bien que la base d'El Vinculo n'étant qu'une 

 base de vérification, et ne devant pas intervenir dans les compensations, 

 la précision de 777^ puisse sembler très suffisante. 



» Les fils Jaderin qui ont servi à l'Equateur ont d'ailleurs été ramenés 

 au pavillon de Breteuil où ils seront examinés de nouveau. 



» Une troisième base doit être mesurée à Payta dans la partie sud de 

 l'arc, vers la fin des opérations. Comme l'emplacement choisi est sur une 

 plage de sable au bord de la mer, l'emploi de la règle bimétallique semble 



C. R., 1903, I" Semestre. (T. CXXXVI, N° 14.) n3 



7-V' 



^co 



V>. 



v 



<«)• -C'y 



.^. 



//,; 



Mf- 



