884 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



sur lequel on fait l'autocoUimation de la lunette dont il s'agit de rendre l'axe optique 

 horizontal. 



» Pour cela, il suffit de suspendre un miroir à un support fixe par deux fils. Si le 

 miroir est homogène et que son plan de symétrie coïncide avec celui des deux fils, sa 

 surface réfléchissante sera verticale sous l'action de la pesanteur, et, par conséquent, 

 une lunette autocollimée sur lui aura son axe optique perpendiculaire à sa surface 

 réfléchissante, c'est-à-dire horizontal. 



» Comme rhomogénéité d'une part, la sjmétrie de la suspension d'autre part, sont 

 impossibles à réaliser pratiquenaent, voici la disposition que j'ai donnée à l'appareil : 



» Le miroir M (^fig. i) est formé d'une glace épaisse à faces bien parallèles 

 et argentées. Il est monté dans un cadre de bronze B, suspendu par deux 

 rubans d'acier R, R', d'une épaisseur de — de millimèlre, et longs de So*"", 

 dont un support de laiton AA', reposant sur un plan horizontal, pince les 



Fig. 



Fig. 2. 



D^f^ 



î^ "~*^M 



extrémités supérieures. A la partie supérieure du cadre de bronze se 

 trouve fixée, perpendiculairement à ses faces, une tige fdetée sur laquelle 

 peuvent se mouvoir deux masses pesantes, p, p' ■ 



» 3. Voici comment fonctionne l'instrument; par construction il est aussi 

 svmctriqne que possible, sans cependant l'être d'une façon parfaite. Sup- 

 posons donc que le miroir suspendu i^fig. 2) ne soit pas vertical, mais 



