SÉANCE DU 6 AVRIL igoS. 885 



incliné, dans la position M. Je fais alors l'autocollimation de la lunette, et 

 cette opération donne à son axe optique la direction i . 



» Cela fait, je retourne, sur son support, la pièce A face pour face . Ce 

 miroir a ainsi tourné de i8o°, et la face arrière est venue se placer en 

 avant, dans la position M' indiquée en pointillé. Je fais de nouveau l'auto- 

 collimation, l'axe optique de la lunette prend alors une position 2 ; le dépla- 

 cement qu'il fiut donner au réticule se mesure par le micromètre. 



» Il est évident que, si le miroir est à faces parallèles, l'horizontale H 

 sera la bissectrice des deux positions i et 2; il suffira donc de donner au 

 micromètre la moitié du déplacement précédent pour avoir un axe optique 

 horizontal. 



M Ce premier résultat étant acquis, il est, maintenant, facile de rendre le 

 plan du miroir vertical. Il suffit, pour cela, d'agir sur les masses/? et /?', 

 jusqu'à ce que l'autocollimation soit de nouveau réalisée pour la position H 

 de la lunette, précédemment obtenue; le miroir est alors vertical. 



» On peut, après cela, recommencer le retournement, pour préciser la 

 direction H par approximations successives. 



» J'ai opéré avec une lunette autocollimatrice, de 80°"" d'ouverture et 

 de 80*^'" de foyer; au troisième retournement, la coïncidence du réticule et 

 de son image est définitive. 



» On aurait pu craindre que les oscillations du miroir suspendu rendissent les 

 réglages difficiles : on amortit aisément ces oscillations, soit par une palette fixée au 

 miroir et baignant dans un liquide, soit plus simplement encore avec un petit ressort 

 en forme de V formé d'une feuille de papier pliée en deux et au-dessus duquel le mi- 

 roir oscille en le touchant. L'amortissement ainsi réalisé est parfait. 



» Le cadre en bronze, pesant plusieurs kilogrammes, et l'appareil de retournement 

 ont été construits avec une remarquable précision par M. Mailhat. 



k. On peut donc rendre horizontal l'axe optique d'une lunette indépendamment de 

 son axe géométrique. Il est à remarquer que la précision a^'ec laquelle celte hori- 

 zontalité est obtenue est précisément celle avec laquelle se fait le pointé. Cette mé- 

 thode réalise donc Véquilibre si désiré entre les divers éléments d'une mesure phy- 

 sique. 



» Si les faces du miroir ne sont pas parallèles, on détermine leur angle une fois 

 pour toutes, et l'on en tient compte dans le déplacement du micromètre. 



» Les applications de cette méthode permettront, entre autres choses : 

 de rendre horizontal l'axe de la lunette d'un sidéroslat; de vérifier la divi- 

 sion des cercles méridiens correspondant à la direction perpendiculaire au 

 zénith; d'étudier la flexion des lunettes, etc.; elles se prêteront aussi à la 

 réalisation de diverses expériences de Physique terrestre et de Géodésie, 

 pour lesquelles une direction horizontale est nécessaire. » 



