966 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» La feuille de papier, ainsi que j'ai dit précédemment, se déplace en glissant contre 

 le fond de l'instriiraent. On l'inlroduil dans le couloir qui lui est destiné par le haut, 

 comme on m.et une lettre à la poste; quand elle est suffisamment engagée, elle est 

 saisie par deux molettes dentées contre lesquelles la pressent deux ressorts. Les deux 

 molettes sont montées sur un même arbre, disposé horizontalement vers le bas de l'ap- 

 pareil, et c'est par la rotation de cet arbre que le papier se trouve entrnîné. Far suite 

 de la progression, la feuille sort de l'instrument par une fente pratiquée dans le fond 

 inférieur et s'échappe automatiquement une fois terminée son excursion complète. 

 Rien n'est plus facile alors que de la remplacer par une autre feuille et l'on remarquera 

 combien ce procédé de mise en expérience est plus simple que celui qui consiste à en- 

 rouler et à fixer sur un cylindre une feuille d'inscription. 



» La commande de l'arbre à molettes est faite par l'intermédiaire d'un petit train 

 d'engrenage, dont le mobile extrême est un rochet actionné par un cliquet monté sur 

 l'armature d'un électro-aimant. Quand on envoie dans cet électro une série de brefs 

 courants le rochet tourne et l'entraînement du papier a lieu. Ce dispositif donne une 

 grande latitude jiour la vitesse de progression de la feuille d'inscription. En effet, si 

 on envoie dans l'électro des émissions de courants périodiques, données par une hor- 

 loge distributrice, on peut disposer cette horloge de manière à faire varier aisément, 

 et dans de larges proportions, le nombre de ces émissions par unité de temps, et 

 obtenir pour l'avancement de la feuille des vitesses de progression très diverses et 

 toujours rigoureuses. 



» Mais il y a plus: on peut régler les émissions de courant suivant une loi quel- 

 conque; on peut lier la progression du papier à la variation d'un élément autre que le 

 temps et utiliser l'instrument pour des applications toutes spéciales. J'en donnerai un 

 exemple dans un instant. 



» Le second des instruments qui font l'objet de cette Note est tout à fait 

 indépendant du premier. Il est destiné à l'analyse des courants alternatifs 

 par une méthode dont M. Joubert a donné le principe, en 1880. J'indique 

 en deux mots cette méthode. 



1) Quand on considère un conducteur relié à l'un des pôles d'une machine produc- 

 trice de courants alternatifs, à marche bien régulière, son potentiel varie d'une manière 

 continue dans l'intervalle d'une période, mais il repasse par la même valeur à un même 

 moment dans toutes les périodes. 



» Si, à un instant quelconque, on met en communication, pendant un temps très 

 court, avec le conducteur considéré, l'une des armatures d'un condensateur, dont 

 l'autre armature est reliée au second pôle de la machine, ce condensateur prend une 

 charge proportionnelle à la valeur de la différence de potentiel au moment du contact. 

 Pour connaître cette valeur, un procédé des plus simples consiste à décharger le 

 condensateur dans un galvanomètre balistique, immédiatement après sa charge, afin 

 d'éviter toute déperdition. Si, au lieu de faire cette manœuvre une fois, on la répète 

 à un même moment de toutes les périodes, le galvanomètre recevra, non plus une 

 impulsion unique, mais une série d'impulsions identiques et très rapprochées, qui 

 l'influenceront comme ferait un courant continu et lui imposeront une déviation 



