IoS8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» Dans une pioclmine Commuuicalion nous examinerons le cas où l'on 

 prendrait, pour le profil du burin, non pas une pointe, mais une forme plus 

 appropriée. » 



PHYSIQUE. — Dynamomètre de transmission donnant directement la puis- 

 sance en kilogrammèlres. Note de MM. Gaiffe et Guntiiek, présentée 

 par M. d'Arsonval. 



« Un dynamomètre de transmission est armé de deux disques munis 

 chacun d'un secteur conducteur ayant i8o° environ et reliés électrique- 

 ment entre eux. Sur ces disques frottent deux balais calés de telle façon 

 que, lorsque aucun effort n'est transmis, un ressort quitte sa coquille con- 

 ductrice au moment même oîi l'autre ressort entre sur la sienne. Dés qu'il 

 y a un effoit à transmettre, il se produit un décalage entre les deux 

 disques, décalage proportionnel à l'eflort transrais et qui a pour effet de 

 faire toucher les deux ressorts en même temps sm* les coquilles pendant 

 un temps exactement [iroportionnel à l'effort transmis. 



» Si un circuit électrique composé d'une source à potentiel constant et 

 d'un ampèremètre sans self-induction est relié à ce dynamomètre, l'inten- 

 sité moyenne qui passera par l'ampèremètre sera exactement proportion- 

 nelle au temps de contact des ressorts sur les coquilles et, par conséquent, 

 à l'angle de décalage. On pourra donc lire sur l'instrument taré à l'avance 

 l'effort transmis. Si, au lieu de faire la force clectromolrice constante, on 

 la fait proportionnelle à la vitesse de rotation de l'ensemble, on lira sur le 

 galvanomètre non pas seulement l'effort transmis, mais le produit de 

 l'effort par la vitesse, c'est-à-dire la puissance en kilogrammètres. 



» Il suffit, pour obtenir une force électromolrice proportionnelle à la 

 vitesse, de se servir comme génératrice soit d'une magnéto, soit d'une 

 dynamo à champ constant, entraînée à une vitesse proportionnelle à la 

 vitesse de l'ensemble. 



» Ces différentes mesures peuvent s'enregistrer sur un ampèremètre 

 enregistreur avec lequel on aura le graphique de la puissance transmise à 

 chaque instant, et d'un autre côté le travail total effectué pourra être 

 totalisé sur un compteur électrique d'intensité. » 



