l6V( ACADÉMIIi: DES SCIENCES. 



ÉLECTRICITÉ. — Sur les phénomènes de V antenne de la télégraphie sans fils. 

 Note de MM. André Broca et Turchim. 



« Nous avons pu réaliser un éleclrodynamomètre pour courants de 

 haute fréquence. H se compose d'une lame d'alimiinium de 3o^ d'épaisseur, 

 (le l'^'^de large, et de 80'™ de long, encastrée verticalement à son extrémité 

 supérieure, et horizontalement à sa partie inférieure. L'appareil est réglé 

 de manière que la lame ait une longue partie, à peu près verticale. De 

 part et d'autre de celle-ci sont deux hunes fixes, de i*^" de large, réunies par 

 une de leurs extrémités. Le courant passe dans les deux lames fixes en sens 

 inverse, puis dans la lame mobile, qui est alors déviée. On lit cette dévia- 

 tion au microscope. L'appareil est étalonnable en courant continu 

 moyennant une précaution; la lame mobile est en effet déviée par le champ 

 magnétique terrestre; pour avoir la valeur de la déviation électrodynamo- 

 métrique, il suffit d'opérer par inversion du courant dans les lames fixes. 

 On a ainsi le double de la déviation électrodynamomélrique prise à partir 

 du zéro déplacé par l'action terrestre. 



» Les lames sont placées dans un conducteur creux mis en communica- 

 tion avec un de leurs points seulement. Cet appareil nous a permis d'étu- 

 dier avec précision la variation de la résistance des métaux en fonction de 

 la fréquence au moyen de circuits de décharge de condensateurs. Nous 

 donnerons ultérieurement ces résultats. Réciproquement la comparaison 

 de réchauffement d'un fil de cuivre de o™'",6 de diamètre, placé dans un 

 calorimètre, à la déviation de l'électrodynamomètre nous permet de 

 mesurer avec précision la fréquence d'uu courant quand elle est com- 

 prise dans les limites de son étalonnage. 



» Nous avons alors placé ces deux appareils en série sur le trajet d'une antenne, et 

 nous allons indiquer aujourd'hui les résultats déjà obtenus. Nous n'affirmerons pas la 

 ])arfaite exactitude de nos jiombres, mais la nature des phénomènes est indiscutable, et 

 nous comptons nous occuper d'avoir des nombres plus exacts. 



» Pour éliminer l'eft'et des variations de l'intensité du courant le long de l'antenne, 

 on laisse immobiles les connexions des deux appareils entre eux, et l'on inverse les 

 communications de l'ensemble avec l'antenne d'une part et l'étincelle de l'autre; on 

 voit alors que les indications des deux instruments varient en sens inverse; les 

 moyennes de leurs indications correspondent aux indications qu'ils auraient respecti- 

 vement s'ils étaient placés simultanément au point moyen. Nous avons vérifié d'ail- 

 leurs que cette approxiinalion était permise en déplaçant l'électrodynamomètre le 

 long de l'antenne. La loi de la variation du courant est d'allure simple, mais nous 



