COMPARAISON EXACTE DES MESURES DE LONGUEUR. 17 



deux comparateurs qui se trouvent au Bureau de vérification d'Am- 

 sterdam^ mais pour laquelle on peut prendre tout autre bois bien 

 sec, d'une épaisseur convenable. Sur ce madrier A B, est fixé solide- 

 ment un morceau de bois eu forme de parallélépipède c d, d'une hau- 

 teur d'environ 15 à 20 millimètres, et sur le plan c de ce parallélé- 

 pipède est attaché , avec de la poix ordinaire , un morceau de verre à 

 glace, dans une position aussi exactement que possible perpen- 

 diculaire à la direction de A B. La surface de ce fragment de 

 verre est recouverte de papier appliqué à la colle, mais dans 

 lequel on a découpé une petite ouverture, d'un millimètre carré 

 au plus, destinée à servir de point d'appui. 



Un autre morceau de bois dur e f ki, qui est entièrement libre 

 et peut être placé sur le madrier A B ou enlevé à volonté , porte 

 deux petites chevilles en acier fc et ea, de longueur égale et 

 fixées à la même hauteur au-dessus de AB. Les extrémités c et 

 a de ces chevilles sont façonnées en pointe légèrement arrondie, 

 dont le rayon de courbure peut être évalué approximativement 

 à I de millimètre. Le petit bloc efik repose lui-même sur une 

 lame de verre plane , fixée sur A B ; et , afin que cette pièce 

 mobile conserve toujours exactement la même position par rapport 

 à la face supérieure du madrier A B , on a enfoncé dans sa 

 face inférieure trois petits clous en cuivre; de manière que, 

 reposant sur les têtes arrondies de ces clous, la pièce ne 

 s'appuie que par trois points sur la plaque de verre fixe. Enfin, 

 le petit bloc mobile porte encore un miroir vertical g h, qui, 

 de même que le miroir fixe d'un sextant, n'est étamé que sur 

 sa moitié inférieure. C'est ce miroir g h qui doit jouer un rôle 

 analogue à celui du miroir des appareils magnétiques. 



Un second point d'appui fixe est fourni par la pièce m l, qui 

 est également pourvue d'une cheville en acier /6, fixée dans une 

 position telle que la ligne qui joint les points a Qi h soit paral- 

 lèle à AB, au moins à très peu près. L'extrémité h de cette 

 cheville n'est pas arrondie, comme les pointes a et c; elle est 

 au contraire taillée suivant une surface plane, d'une étendue 

 d'environ un millimètre carré, afin que les mesures de longueur 



Archives Néerlandaises, T. V. 2 



