20 p. J. STAMKART. SUR UNE iMETHODE SIMPLE POUR LA 



Lorsque, dans l'appareil qui vient d'être décrit, le curseur se 

 trouve au-dessus de la lunette , et le miroir g h perpendiculaire à 

 la direction de A B , la distance de P au point milieu entre les 

 faces antérieure et postérieure de la glace s'élève à 6,765 mètres; 

 la distance entre les points a et c a été mesurée aussi exactement 

 que possible par un de mes collègues et moi, et a été trouvée 

 sensiblement égale à 19,63 millimètres. D'après cela, l'amplifi- 

 cation la plus faible est zz: 2 x = 689,2 fois, ce qui 



1963 



revient à dire que chaque millimètre de déplacement du curseur 



correspond à une différence de longueur de = 0,0014509 



^ ^ 689,2 



millimètre. Quand le curseur se trouve à une certaine distance 



de E, ce nombre, ainsi qu'il a été dit, devient un peu plus 



petit, savoir: 



A la rigueur, comme le point d'appui c est éloigné de 18 milli- 

 mètres de la ligne A B , ces nombres doivent varier légèrement , 

 suivant que le curseur est placé à droite ou à gauche de E; 

 mais la différence est tout à fait négligeable, et il en est de 

 même de l'influence qu'exerce sur ces nombres la distance de a 

 ou c au miroir, distance qui est de 28 millimètres. 



La perpendicularité du miroir au plan du madrier A B et de 

 l'échelle peut être obtenue facilement, avec une exactitude suffi- 

 sante, par un procédé à peu près semblable à celui qu'on em- 

 ploie ordinairement pour rendre le grand miroir d'un sextant 

 perpendiculaire au plan de cet instrument. Dans le cas présent, 

 on commence par s'assurer, au moyen d'un niveau ou de toute 

 autre manière, que la face supérieure du verre, sur lequel doit 

 reposer la pièce mobile e f i k , est sensiblement parallèle au plan 

 A B C D. Nous supposons que la lunette soit placée un peu plus 



