COMPARAISON EXACTE DES MESURES DE LONGUEUR. 21 



bas que le milieu du miroir g h , par exemple de deux centimè- 

 tres environ , et que sur la planchette p q , en un point situé , de 

 la même quantité; plus haut que le milieu en question, on ait 

 fait une marque visible. On tourne maintenant e fi k de telle 

 sorte , que le miroir g h devienne à peu près perpendiculaire à 

 la ligue A B , puis , regardant par la lunette en , on fait glis- 

 ser p qr jusqu'à ce que la planchette se voie dans le miroir. Si 

 cela n'arrive pas, quelle que soit la position donnée au curseur, 

 c'est un signe que le miroir penche plus ou moins en avant ou 

 en arrière , et il faut alors le redresser un peu sur son petit bloc ^ 

 en sens opposé, jusqu'à ce que l'image de la marque faite sur 

 la planchette p q se montre à peu près au milieu du miroir. 

 Lorsque, après quelques tâtonnements, on y est parvenu, on 

 dérange légèrement la pièce e fi k, de façon que le miroir g h 

 cesse d'être perpendiculaire à A B , et ensuite on déplace le cur- 

 seur de la quantité nécessaire pour que, en observant par la 

 lunette, on aperçoive de nouveau dans le miroir la planchette 

 p q. Si alors la marque se voit à la même hauteur que précé- 

 demment (à la rigueur un peu plus bas, mais la différence 

 est insensible), et s'il en est encore ainsi dans toutes les 

 autres positions corrélatives du miroir et du curseur, le miroir 

 g h est perpendiculaire au plan sur lequel glisse e fi k, et , 

 en outre , ce plan est parallèle au plan A B C D. Une légère 

 déviation, sous l'un ou l'autre rapport, est d'ailleurs incapable 

 d'exercer, d'une manière appréciable, quelque influence nuisible, 

 et cela d'autant plus que les longueurs à comparer différent moins 

 entre elles. 



Pour qu'on puisse juger du degré d'exactitude que permet 

 d'atteindre ce comparateur, dans la construction réalisée, je rap- 

 porterai ici le résultat de la comparaison entre deux mètres en 

 fer, numérotés 88 et 90, qui appartiennent au Bureau de Vérifi- 

 cation d'Amsterdam, et dont le premier est le mètre étalon. 



Le 25 mai dernier , le thermomètre Fahrenheit marquant 50°^ , 

 le mètre W. 90 fut placé sur le comparateur; son côté étroit, 

 celui qui portait le numéro, était tourné en dessous , et, dans 



