COMPARAISON EXACTE DES MESURES DE LONGUEUR. 23 



lorsqu'on faisait mouvoir le curseur, ce qui pourrait être évité 

 en employant un verre mieux taillé ; et si l'on réfléchit , en outre , 



qu'une différence de longueur, en plus ou en moins, de 



1000 



de millimétré peut déjà résulter d'une inégalité de tempéra- 

 ture de - de degré Fahrenheit entre les deux mètres, on recon- 



6 



naîtra que les résultats communiqués ci -dessus doivent être jugés 

 satisfaisants, ou, du moins, que l'équivalent n'a jamais été obtenu 

 jusqu'ici avec un comparateur d'une construction aussi simple et 

 aussi peu coûteuse. 



11 va sans dire que lorsqu'il s'agira de comparer des mesures 

 à traits, entre elles ou avec des mesures à 60W/5, l'appareil devra 

 subir quelques modifications, de même que dans d'autres cir- 

 constances spéciales. Mon but était seulement de faire voir que 

 le principe de la réflexion, qui, dans son application à l'aiguille 

 aimantée, a déjà conduit à de si belles découvertes, peut aussi 

 servir avec avantage à la détermination de très petites différen- 

 ces de longueur. 



