DIFFÉRENCES UE LONGUEUR, LA MESURE DE FAIBLES ETC. 31 



à bout, et de façon que le trait limite D se voie exactement 

 sous l'un des fils du microscope. Cela peut se faire aisément, en 

 appuyant les deux mesures en F contre l'extrémité d'une vis de 

 rappel , de telle sorte que le trait D tombe originellement un 

 peu à gauche du microscope. Il suffit alors de tourner la vis, 

 pour que les deux mesures avancent simultanément et que le trait 

 D arrive sous le microscope. Cela obtenu, on étudie à l'aide 

 du miroir, de la manière indiquée en premier lieu, fig. 2, la 

 position de l'extrémité B. Ensuite, on enlève la mesure A B, 

 et on déplace la mesure E F , de façon que le trait limite C 

 vienne sous le microscope; au cas où les mesures sont parfaite- 

 ment égales, l'extrémité E doit alors tomber exactement en B. 

 On détermine de nouveau à l'aide du miroir la position de E, 

 et de la différence entre les deux indications du miroir se déduira 

 la différence des deux mesures de longueur. Il va sans dire qu'il 

 faudra recommencer ensuite la première opération de mesure. 



La comparaison de deux mesures à traits peut être effectuée 

 de la manière suivante : G H et E F , fig. 6 , représenteront les 

 règles, A et B, C et D les traits qui marquent les extrémités 

 des mesures. On dispose de nouveau les règles bout à bout, puis 

 on dirige un microscope sur le trait limite D, un autre sur le 

 trait limite B: ces deux microscopes doivent être fixés dans cette 

 position d'une manière invariable. On déplace ensuite les deux 

 règles de façon à amener le trait limite C sous le premier mi- 

 croscope en C; en cas d'égalité absolue, le trait limite A tom- 

 bera alors sous le second microscope S'il n'en est pas ainsi, si 

 A tombe en A', un peu à gauche, on ajuste le petit miroir 

 contre une des extrémités F' ou H', C restant sous le premier 

 microscope, et on note la position du miroir. Ensuite, on amène 

 A' exactement sous le second microscope en A", et on étudie de 

 nouveau, à l'aide du miroir, la position de F' ou de H': la 

 différence entre les deux indications fera connaître la différence 

 des mesures. Au lieu d'opérer comme il vient d'être dit, il sera 

 peut-être plus simple de diriger les microscopes sur les deux 

 traits limites, par exemple C et D, d'une des mesures, puis 



