46 F. J. STAMKART. SUR LA DETERMINATION DE PETITES 



talement au-dessus du sol; et tendu avec force; et par A E et 

 BF deux fils à plomb à miroir, suspendus aux points A et B. 

 Si alors les bords G et H des deux miroirs ou des montures qui 

 les maintiennent sont bien rectilignes , et si les fils A E et B F 

 ont une torsion telle que ces bords appuient contre le fil métal- 

 lique tendu CD; il est clair que tout déplacement horizontal, 

 perpendiculaire à la direction C D , que subira A ou B , sera 

 accusé par les miroirs. De la différence de ces déplacements, 

 combinée avec la distance A B, on déduira immédiatement la 

 valeur du changement azimutal de A par rapport à B. J'ai ap- 

 pliqué ce moyen avec succès à une lunette qui était placée dans 

 le premier vertical, pour l'observation de passages d'étoiles, des- 

 tinés à donner la latitude. 



Le fil à plomb à miroir pourrait encore, ce me semble, inter- 

 venir avec avantage dans la détermination de la dilatation par 

 la chaleur. Si, aux deux extrémités de la barre dont il s'agit 

 d'étudier la dilatation, sont suspendus des fils à plomb, tordus 

 dans le même sens, et dont les miroirs arrêtent contre des appuis 

 fixes, la différence des rotations subies par les miroirs, dans le 

 même sens, fera connaître la dilatation ou le raccourcissement 

 de la barre. Par appuis fixes, j'entends seulement ceux qui sont 

 soustraits à l'influence de l'augmentation ou de la diminution de 

 chaleur appliquée à la barre, et qui, par conséquent, sont fixes 

 l'un par rapport à l'autre. Comme tels, je pense qu'on pourrait 

 de nouveau employer convenablement deux fils métalliques tendus 

 avec force, horizontaux et parallèles, qui seraient attachés, par 

 exemple, à droite et à gauche, aux murs d'une chambre. Si on 

 le juge utile, on peut même, à chaque mur, relier entre eux les 

 points d'attache des fils métalliques, par des tiges de verre par 

 exemple, et suspendre à cet endroit des thermomètres, afin de 

 tenir compte de petites variations de température qui pourraient 

 modifier légèrement l'éloignement mutuel de ces points d'application. 

 La barre à étudier étant maintenant plongée dans un bain réchauf- 

 fant ou refroidissant, vers le milieu de la chambre et au-dessus 

 des fils métalliques tendus , et chacun des deux miroirs appuyant , 



