C. V. Littrow. 



Der Sprung im .Stande der Uhr zwischen dem 11. und 12. October rührt daher, dass das Pendel bis zum 

 11. beständig- durch den Quecksilbertropfeu des Unterbrecher.s eines Ausfeld'schen Kegistrirapparates ging, 

 und dieser zwisclien 11. und 12. October euticriit wurde. Die Zeitbestimmungen wurden übrigens bis zum 

 IS. October an demselben portativen Mittagsrohre genommen, an welchem die Beobachtungen zur Be- 

 stimmung der Längenditferenz mit Leipzig ausgeführt sind: nach jenem Tage stellte Prof. Weiss dieses In- 

 strument in den Ersten Vertical, und es kam von nun an zur Zeitbestimmung das Universale in Anwendung, 

 welches uns Herr Dir. Bruhns mit Rücksicht auf Verhältnisse, die aus der Einleitung zu unserem Berichte über 

 die L.ängenbestimmung Dablitz-Leipzig zu ersehen sind, zur Ermittlung von Breite und Azimuth freundlichst gelie- 

 hen hatte. Es stammt aus der rühmlichst bekannten Werkstätte von P i s t o r und Martins, und ist mit dreizehn- 

 zölligen , direct von 5' zu 5' getheilten , drehbaren Höhen- und Azimuthaikreisen versehen. Der Werth eines 

 Theilstriches an den Mikroskop-Trommeln beträg-t sehr nahe 2". Die Achse lässt sich durch eine besondere 

 V^orrichtung schnell und sicher umlegen. Am Ende derselben sitzt das Fernrohr von 24" Brennweite und 

 24 " Oftnung, so dass man das Achsenniveau bei keiner Lage des Fernrohres abzunehmen braucht. Die fer- 

 nere Einrichtung dieses ausgezeichneten Instrumentes lassen die beiden Ansichten desselben Fig. 1 und 2 der bei- 

 gegebeiien Tafel ohne nähere Beschreibung leicht erkennen. Nach den Angaben von Prof. Bruhns, der dies 

 Universale kurz vorher zur Bestimmung der geographischen Coordination von Freiberg benützt hatte, ist der 

 Wiukelwerth eines Theilstriches der 



Achsenlibelle 1" = 1 "51)1 = U' 1U41 

 Alhidadeulibelle 1" = 1 • 7 1 7 



während die Ungleichheit der Zapfen für verschwindend klein gelten kann. 



Der Werth einer Revolution der Mikrometerschrauben der Mikroskope wurde nach der Vollendung der 

 eigentlichen Beobachtungen von Dr. Weiss dadurch bestimmt, dass jeder einzelne ganze Grad, sowohl des 

 Höhen- als Azinuithalkreises in die Nähe des Nullpunktes der Mikroskope gestellt, und dann die Lesung bei 

 diesem und dem Theilstriche 55' notirt wurde, zwischen welchen beiden unter diesen Umständen jener Theil 

 der Schraube sich befand, der bei den Beobachtungen in Anwendung kam. Prof. Weiss unterzog sich dieser 

 lästigen und sehr mühsamen Arbeit theils um für die Reduction einen genauen Werth der Schraubenrevolu- 

 tioneu zu erhalten, theils um zu sehen, ob die Kreise grössere regelmässige oder uurcgelmässige Theilungs- 

 fehler besitzen. Zu diesem Zwecke kann in Feldobservatorien wohl keine andere Methode angewendet wer- 

 den, wenn sie auch wegen der Möglichkeit, dass innerhalb der zur Ausführung der Operation nöthigen Zeit 

 von mehreren Tagen durch äussere Einflüsse, wie Temperaturwechsel etc. sowohl der Werth einer Schrauben- 

 revcdution als auch die Excentricität der Kreise Änderungen erlitten haben können, zu detinitiveu Unter- 

 suchungen sich nicht eignet. 



Da bei diesem Instrumente die Lesungen beim Übergange vom Theilstriche 0' auf 55' wachsen , und ein 

 Trommeltheil nahe 2" beträgt, so sind 150 -f- 13 — « = 150 -t-i Schraube nkopftheile zwischen beiden frag- 

 lichen Theilstrichen enthalten, wenn man die Lesung beim Theilstriche 0' mit a und bei 55' mit ß bezeichnet. 

 In der folgenden Tabelle ist das Mittel dieser L von 10 zu 10 Graden (nämlich 0°. .9°; 10°. .19°; etc.) für 

 beide Kreise zusammengestellt; die weiteren Columnen E und L — R werden später ihre Erklärung tindeu. 



