30 C. V. Litt r 010. 



4. Azimuthmessnng. 



Gemessen wurde das Aziimith des trigonometrischen Punktes auf dem grösseren Pösig , einem etwa 

 7 deutsche Meilen im Nordosten der Dablitzer Höhe gelegenen Berge , und zwar mittelst des schon mehrfach 

 genannten Universale von demselben Pfeiler aus, auf welchem die Breite durch Circummeridiauhöhen bestimmt 

 ward. Die Messung geschah in der Weise , dass in beiden Lagen des Fernrohres (östlich und westlich) ab- 

 wechselnd mehrere Einstellungen auf den Polarstern und auf das Heliotropenlicht des Pösig vorgenommen 

 wurden, wobei man darauf bedacht war, wo möglieh wieder mit jenem Objecte zu schliessen, bei dem die 

 Beohaclitungen angefangen worden , und gleichviel Bestimmungen Morgens und Abends zu erhalten. Die 

 Beobachtungen des Polarsternes wurden zur Ermittlung des Indexfehlers derart benützt, dass für jede Ein- 

 stellung desselben sein Azimuth mit der angenommenen Polhöhe y^50°8'13'2 berechnet wurde. Die jedem 

 Tage beigeschriebene Zenithdistanz des Polarsternes gilt für die Mitte der Einstellungszeiten , und ist bei der 

 Berechnung des Correctionsgliedes h cot z verwendet worden, wo h die Neigung des Westendes der Rotations- 

 achse des Fernrohres bedeutet. Dies Glied ist in der 9. Columne als „Corr. weg. Neig." aufgeführt. Auf den 

 Fehler der Libelle, der übrigens stets sehr klein war , wurde hierbei keine Eüeksicht genommen , da er bei 

 gleichviel Beobachtungen in zwei um 18()° verschiedenen Lagen des Fernrohres von selbst verschwindet, falls 

 er sich nur in der Zwischenzeit nicht änderte. Die übrigen 'Reductionselemente, nämlich Werth eines Libellen- 

 theilstriches, Uhrcorrection und Werth einer Revolution der ^Mikroskopschrauben sind schon (itien zusannnen- 

 gestellt. 



Um das Azimuth des Pösig an verschiedenen Theilstrichen des Kreises einzustellen , wurde nach jedem 

 gemessenen Azimuthalsafze der Kreis versteUt, und zwar 



Der auf dem Pösig benützte Heliotrop hatte im Wesentlichen die zuerst bei der i)reussischen Landes- 

 vermessung in Gebrauch gekommene Einrichtung mit der durch Herrn (4. Starke vorgenommeneu Er- 

 setzung des dortigen Diopters durch ein kleines Perspectiv und Beifügung eines Versicherungsfernrohres. 

 Fig. 4 zeigt die Hauptl)cstandtlieile des Instrumentes. Wenn dasselbe in Thätigkeit gesetzt werden soll, 

 steckt man statt des Spiegels A das Fernröhrchen B auf und bringt durch Rücken der ganzen Vorrichtung 

 und Ändern der Schraube C das in der Röhre T) angebrachte fixe Fadenkreuz auf den Punkt , wohin zu 

 leuchten ist, wobei der Ständer E als zu nahe am Objectiv die Wahrnehmung des genannten Fadenkreuzes 

 nicht hindert. Dieser unveränderliche Ständer E trägt in seinem obersten Theile ein Perspicill mit sehr klei- 

 ner Öffnung, deren Bild, wenn man nun statt des Fernröhrchens den Spiegel A in gehöriger Stellung einsetzt, 

 von der Sonne erzeugt auf das Fadenkreuz und somit auf die mit Licht zu versehende Station fällt. Durch 

 zweckmässiges Wenden des Spiegels A ist bei unverrückter Lage des Instrumentes das Bildchen des Perspi- 

 cilk'S E stets auf dem Fadenkreuze D zu erhalten — eine so einfaciie Operation, dass jedes nur irgend ver- 

 lässige Individuum damit betraut werden kann. Davon aber, dass das Instrument im Ganzen unverrückt blieb, 

 überzeugt man sicii mittelst des Versicherungsfernr(dn-es F, das bei der Adjustirung der Vorrichtung ebenfalls 

 auf die Station eingestellt wird. Übrigens dient, wenn der Heliotrop auf hölzerner Unterlage steht, eine durch 

 das Bret G gehende und in die Unterlage reichende Holzschraube als Klenmie. Steht die Sonne so, dass ein 

 unmittelbares Bescheincn des Spiegels J nicht möglicii, .so kommt der zweite, zu diesem Bchufe mit einer 

 Holzschraube versehene Spiegel 11 in Anwendung, um Sonnenlicht auf .-] zu leiten. Ein Schirm / mit farbigen 



