86 C. V. Littrow. 



Die Beobachtungshütte wurde , um sie (hiroh mehrere Jahre benützen und eventuell auch auf anderen 

 Punkten verwenden zu können, in älnilichcr Weise zerlegbar eingerichtet, wie dies bei den Vermessungen in 

 Russland gebräuchlich ist. Einen Grundriss derselben gibt Tat'. I, Fig. 2. Im Meridianeinschnitte waren in 

 einer Entfernung von ^Fus.s, auf selbstverständlich vom Fussboden isolirt anfgemauerten Pfeilern das Mit- 

 tao-srohr M, mittelst dessen im Jahre 18f)4 der grösste Tlieil der Zeitbestimmungen und Beobachtungen im 

 Ersten Vertical, im folgenden Jahre die Beobachtungen für die Lüngenbestimmungcn ausgeführt wurden, und 

 das Universale ü aufgestellt. In T und 2" befanden sich die Haupt- und die Coiucidenzuhr ; an der der Ein- 

 "■angsthür E gegenüber liegenden Wand standen die telegraphischen und die Kegistrirapparatc. 



Für die Beobachtungscampagne des Jahres 1864 war eine Längenverbindung des eben beschriebenen 

 Feldobservatoriimis am Laaer Berge mit Leipzig und Paris, und eine Messung von Breite und Azimuth dieses 

 Punktes in Aussicht genommen. Bei der Längenverbindung sollten an beiden Stationen vollkonniien gleiche 

 Instrumente , portative Jlittngsrohre mit (Gebrochenem Fernrohre von 30'" Oft'nung in Anwendung kommen. 

 Allein Herr Dir. Bruhns konnte sich ein solches Mittagsrohr nicht mehr rechtzeitig verschaffen, da das, auf 

 welches er gezählt hatte , unerwarteter Weise noch bei Vermessungen auf dem Längengradbogen Orsk- 

 Valentia benothigt wurde, und auch Herr Dir. Le Verrier fand es später seinen Verhältnissen entsprechen- 

 der, die Längenverbindung mit Wien auf ein folgendes Jahr zu verschieben. Unter diesen Umständen nuisste 

 man sich im Jahre 1864 auf Breiten- und Azimuthniessungen beschränken. 



Was mm zunächst die Bestimmung der geographischen Breite betritft, so wurde dieselbe mit dem i'ular- 

 sterne in beliebigen Stundenwiukeln, durch Circummeridianhöhen und im Ersten Vertical ausgeführt. Zu den 

 Beobachtungen der ersteren Kategorie diente ein Univcrsalinstrumeut, gebaut von Herrn G. Starke in der 

 Werkstätte des Wiener Polytechnicums , mit lOzölIigem Höhen- und 12zölligem Azinmthalkreise , dessen 

 Gebrochenes Fernrohr von '24'" Öffnung durch einen einfachen Mechanismus sich leicht und sicher umlegen 

 lässt. Die ganze Construction dieses Instrumentes ist aus Taf. II ohne weitere Erklärung ersichtlich. Wir 

 w<dlen uns daher bei der Beschreibung desselben nicht länger aufhalten und sofort zur Mittheilung der Reduc- 

 tionsconstanten schreiten. 



Sowohl der Höhen- als der Azimuthaikreis sind direct von 5' zu b' getheilt und ein Trommeltheil der 

 Mikroskopschraube gibt sehr nahe 1". Um sich den genauen Werth eines Umganges der Mikroskopschraubc 

 leicht und bequem verschaffen und sich jederzeit rasch von dessen Unverändcrlichkeit überzeugen zu kön- 

 nen, hat Herr G.Starke auf jedem der Kreise zwei um 180° von einander abstehende Intervalle, die 

 wir Normalintervalle nennen wollen, markirt. Die Grösse dieser Intervalle wurde dadurch eruirt, dass man 

 jedes einzelne derselben 20 — 40mal mit einem der Mikroskope durchmass , dann an verschiedenen, längs der 

 Peripherie gleichmässig vertheilten Stellen des Kreises 60 — 80 andere Intervalle, deren Mittel als Werth für 

 oOO" angenommen ward, worauf 20 — 40 weitere Einstellungen des Normaliutervalles den Schluss der ()j)era- 

 tion bildeten. Die Messung eines solchen Normalinf ervalles wullen wir als Probe hersetzen, um für die er- 

 reichte Genauigkeit einen Massstab zu geben. 



Wenn der Nonius am Horizontalkreise auf 0° 0' steht , befindet sich Mikroskop A bei dem mit 

 einem Pünktchen markirten Intervalle SOü", und Jlikroskop li bei dem eben so markirten Inter\alle 123°. 

 Zur Bestimmung <lcs Kormalintervalles .'')03° wurden nun mit Mikroskop A folgende Messungen ange- 

 stellt , bei denen die Angaben für die Grösse der einzelnen Intervalle in Mikroskop J-Secunden zu verste- 

 hen sind. 



