Bestimmung der Breite und des Azimuthes auf dem Laaer Berge bei Wien. 



87 



Es ist :ilso ; 



Normalintenall 303° = 300-19 Mikroskop ^-Sec. (40 Messungeu) 

 300' =299-98 „ „ (60 lutervaUe) 



oder : 



Azimuthalkreis Normalintervall 303 = 300-21. 



In ähnliclier Weise wurde gefunden: 



Azimuthalkreis Normalintervall 123° ^= 300-57. 



Beim Verticalkreise befindet sich, sobald der Nonius auf 0° 0' steht, das Intervall 46° unter Mikroskop I 

 inid das Intervall 226° unter Mikroskop II. Beide Intervalle sind so wie die analogen des Azimuthaikreises 

 niarkirt, und es ergab die Untersuchung für die Grösse dieser Intervalle: 



Höhenkreis Normalintervall 46° = 299' 49 



226 =300-29. 



Die Parallelfäden der Mikroskope , so wie das fixe Netz des Oculares waren bei diesem Instrumente nicht 

 mittelst Spinnfäden hergestellt, sondern bestanden aus auf Glasplatten eingerissenen feinen Linien. Bei den 

 IMikroskopen ist die \\'irkung eine ganz vorzügliche , indem die Mikrometerlinien von Spinnfäden nicht zu 

 unterscheiden sind , und die Präcision nicht im geringsten leidet. Auch das Glasnetz des Oculares bewährte 

 sich ganz gut, doch würden wir hauptsächlich der Schwierigkeiten wegen, welche ein eventuell nöthig wer- 

 dendes Reinigen der Platte darbietet, hier ein Fadensystem von Spinnfäden vorziehen. Prof. Weiss Hess 

 überdies in jedes der vier Mikroskope in einer Distanz von nahezu 4"/^ einen zweiten Parallelfaden einreis- 

 sen. Man erreicht dadurch den Vortheil, dass man mittelst einer halben Schraubenumdrehung zwei benach- 

 barte Theilstriche einstellen kann , wodurch man beim Mittelnehmen aus beiden nicht nur von den zufälligen 

 Theilungsfehlern unabhängiger wird , sondern auch einen Theil der periodischen Ungleichheiten der Mikro- 

 nietersclirauben eliminirt. 



Bei beiden Libellen, sowohl der Aufsatzlibelle der Horizontalachse, als auch der Mikroskoplibelle des 

 Verticalkreises , geht die Bezifferung nicht von der Mitte aus nach beiden Richtungen, sondern schreitet von 

 einem Ende bis zum anderen fort. Die Theilstriche derselben wurden in Bezug auf ihre Gleichwerthigkeit von 

 Herrn G. Starke sehr genau geprüft, indem er den Libellen auf dem Untersuchungsapparate mittelst einer 



