Bestimmung der Breite und des Azimuthes auf dem Laaer Berge bei Wien. 141 



Die starken Differenzen der Breite, wie dieselben im Ersten Verticale aus den Beobachtungen am Uni- 

 versale und denen am Mittagsrohre folgen, sind aus der verhältnissmä.ssig geringen Sicherheit des am erst- 

 genannten Instrumente erhaltenen Resultates erkhärlicli. Befremdend hingegen ist der grosse Unterschied, 

 welcher sich zwischen der, aus den Ersten Vertical- und aus den Circummeridian-Beobachtungen abgeleiteten 

 Polhöhe zeigt. Die letztere Methode hatte nämlich ergeben : 



^=.48° 9' 32'81 mittl. Fehler £ = ±0''088. 



Hierbei verdient erwähnt zu werden, dass , hätte man die Positionen der Sterne , welche zur Breiten - 

 bestimmung mittelst Cireummeridianhöhen dienten, unmittelbar ohne weitere Correction dem Nautical Alnia- 

 nac entnommen, die Polhöhe um 0"o grösser gefimden worden wäre und so sich dem Resultate der 

 Ersteu-Vertical-Beobachtungen sehr genähert hätte. Vorläufig bleibt iudess wohl nichts übrig, als das einfache 

 arithmetische Mittel der Werthe, die beide Methoden ergaben, zu ziehen, und für die Polhöhe des Pfeilers des 

 Universale auf dem Laaer Berge anzunehmen : 



t, = 48° 9'33'14 mittl. Fehler £ = ±0'08.M wahrscheinl. Fehler r = ±0-056. 



IL Bestimmung des Azimuthes. 



Gemessen wurde das Azimuth des trigonometrischen Punktes auf dem im Osten von Wien und in einer 

 Entfernung =21334 Wiener Klafter von unserem Feldobservatorium bei Hainburg liegenden Hundsheimer 

 Berge, und zwar war es Iteabsichtigt, die Beobachtungen zu gleichen Theilen des Abends und des Morgens 

 auszuführen. Allein das Heliotropenlicht stellte sich des Morgens wegen der Nebel, die im dazwischenliegen- 

 den Diuiauthale lagerten , in der Regel so diffus und verschwommen dar , dass sich ein halliwegs scharfes 

 Pointiren als unausführbar erwies , und daher das Hauptgewicht auf Abendbeobachtungen geworfen werden 

 musste. Überdies wurde der Beginn und die Vollendung der Messungen dadurch verzögert, dass die Heliotro- 

 pisten am Hundsheimer Berge anfangs zu den bestimmten Zeiten häutig gar nicht oder nicht mit der nöthigeu 

 Sorgfalt leuchteten: ein Übelstand, der erst durch ein zweimaliges Einschreiten von Prof. E. Weiss an Ort 

 nnd Stelle behoben werden konnte. Auch die Vollständigkeit der Azimuthmessungen wurde durch den eben 



hervorgehobeneu Umstand theilweise beeinträchtig't, indem nur an den letzten 5 Tagen (October 5. 22.) die 



Beobachtungen ganz dem verabredeten Programme gemäss ausgeführt werden konnten. 



Der Azimuthaikreis wurde, nni die Theilungsfehler desselben zu eliminiren, siebenmal verstellt, und zwar 



In den Mikroskopen des Azimuthaikreises waren gleichwie in denen des Höhenkreises zwei um 4i/,;' ab- 

 stehende Parallelfäden vorhanden. Als Werth der Correction von 5 Revolutionen 'der Mikrometerschrauben 

 auf 300" ergaben zahlreiche Messungen theils an den Normalintervallen , theils an verschiedenen anderen 

 Stellen des Kreises : 



p 



für Mikroskop A . . . . -+-1-95 



B . . . . -t-2-63 



Im Mittel . . . . -+-2-29 



Dieser Wertii wurde an das Mittel der Lesungen beider Mikroskope angebracht und in den Columueii 3 

 uiiil n als ..Corr.-' aufgeführt, wobei deren stets positives Zeichen weggelassen i.st. Das Mittel der Blikroskop- 



