15(5 



C- V. Littrow. 



wobei B und M die Ablesungen des Universale beim Einstellen auf den Hundsheiraer Berg und das Mittags- 

 rohr, a das Aziniuth der optischen Achse des Mittagsrohres bedeuten, indem bei der hier befolgten Beobach- 

 tungsart die CoUimationsfehler von Mittagsrohr und Universale ausfallen. Es wird dabei angenommen, dass die 

 optischen Achsen der beiden Fernrohre sich sehr nahe in derselben Horizontalen befinden.- 



Man sieht daher, dass es hauptsächlich auf eine scharfe Bestimmung des Azimuthes des Mittagsrohres 

 ankommt, indem ein Fehler in demselben ganz auf das Resultat übergeht, und dass man trachten muss, die 

 Bestimmung dieses Azimuthes des Mittagsrohres den Messungen des Winkels zwischen dem terrestrischen Ob- 

 jecte und dem Fadennetze des Mittagsrohres möglichst zu nähern, um von etwaigen periodischen Bewegungen 

 dieses Instrumentes unabhängig zu werden. Man bestimmte deshalb das Azimuth des Mittagsrohres durch 

 die Beobachtung von o Ursa) min. , welcher Stern zu jener Jahreszeit in den ersten Abendstunden cul- 

 minirt , und zwar derart , dass man während des Durchganges desselben das Instnmient umlegte , um 

 auch hier den CoUimationsfehler zu eliminiren, dann aus dem Mittel der auf den Mittelfaden reducirten Durch- 

 gangszeiten bei Kreis Ost und Kreis West und einem in der ersten und einem in der zweiten Kreislage beob- 

 achteten Fundamentalsterne die gesuchte Abweichung der optischen Achse vom Meridiane rechnete. Nur 

 am 7. October konnte ^ Ursje minoris nicht genommen werden, und wurde an seiner Statt a Ursse minoris 

 beobachtet. »Dadurch gelangte man zu folgenden Werthen für den CoUimationsfehler c„, , giltig für Kreis 

 West und Azimuth des Mittagsrohres: 



Daraus sieht man, dass die Stabilität des Instrumentes nichts zu wünschen übrig Hess, und dass das 

 Azimuth desselben sehr nahe der Zeit proportional sich veränderte. Interpolirt man daher dasselbe für die 

 Zeiten, an denen Collimirungen mit dem Universale vorgenommen wurden, so erhält man nach dem Obigen : 



l)ri- mittlere Fehler eines Tagesmittels wird hier £ = +l'65, also bedeutend geringer als bei der frühe- 

 ren .Mctlmde , was zweifelsohne dalier rührt , dass die Einstellung auf das Fadeunetz des Mittagsrohres bei 

 weitem schärfer ist, als die auf den Polanstern. Der mittlere Fehler des Endresultates beträgt +()'67.^i; es 

 geben daher diu 6 Tage, an denen diese Methode angewendet, bereits ein etwas genaueres Resultat, als die 

 11 Tage, an denen nach der ersten Methode beobachtet wurde. Dass beide Methoden für die verschiedenen 

 Tage nahezu gieielie Atiwcichuiigen vom Mittelwerthc geben, zeugt dafür, dass diese .Vbweicliuiigen haupt- 

 sächlich ausser dem Instrumente ihren (Jruiid liaben. 



