Bestimmung der Breite und des Azimuthcs auf dem Laacr Berge bei Wien. 15" 



Fassen wir nun die Resultate beider Methoden zusammen, so haben wir : 



Azim. d. Hundsh. Berges Mittl. Fehl. Wahrsch. Fehl. 



Erste Methode 273° öO' 5'46 ±0'684 ±0'46l 



Zweite „ 4-2ö +0-675 +0-452 



Im Mittel 273 50 4-8ö +0-486 +0-324 



Kin Überhlick des Oljigen führt uns zu folgenden Benierl^ungen : 



Bei den Breitenbestimmungcu mittelst des Polarsternes in beliebigen Stundenwinkeln und mittelst C'ir- 

 eummeridianhöhen zeigt sich wieder die von uns bereits an anderen Orten iiervorgebobene Thatsache, dass 

 die Tagesmittel weiter von einander abweielicu, als man nach der Übereinstimmung der einzelnen Einstellun- 

 gen erwarten sollte. Dessenungeachtet hat die Trennung der ganzen Beobachlungsreihe in zwei Theile dar- 

 gethan, dass etwa 300 Einstellungen des Polarsternes und einiger südlich vom Zenithe culminirenden Sterne, 

 vertheilt auf vier bis fünf Beobachtungstnge , bereits ein P»esultat liefern, dessen Genauigkeit durch Hinzu- 

 fügen weiterer Einstellungen nicht mehr erheblicli gesteigert werden kann. Ferner hat die Vergleichung der 

 f>rgebnisse aus den eben genannten Methoden und aus Durchgängen im Ersten Verticale neuerdings zu der 

 Überzeugung geführt, dass die Positionsbestimmungen selbst der Fundamentalsterne noch nicht jene Präcision 

 erreicht haben, die man in der Regel denselben beilegt, und dass daher eine systematische Neubestimmung 

 aller Sterne, welche zu Breitenbestimnuingen für die Oradmessung verwendet wurden, dringend noth thut. 

 Ohne das wären die angegebenen Unsicherheiten der Polhöhe ganz und gar illusorisch, da die Unterschiede 

 von Sternpositionen verschiedener Quellen die wahrscheinlichen Fehler des Resultates oft um ein Vielfaches 

 übertreffen. 



Endlich haben mehrere, oben erwähnte piötzliclie Änderungen des Indexfehlers am Höhenkreise erken- 

 nen lassen, dass die Mikrometerapparate der Fernrohre und Mikroskope trotz sorgfähiger Adjustirung nicht 

 immer jene Stabilität besitzen, welche man bisher annehmen zu dürfen glaubte, sondern dass zuweilen, ohne 

 ersichtiiclie Ursache, sprungweise Verschiebungen in eine zweite Ruhelage, sowie Rücksprünge in die erste 

 vorkommen. Eine nähere Untersuchung dieser eigenthümlichen Erscheinung hat Prof. Weiss in einer beson- 

 deren Abhandlung niedergelegt (Sitzungsberichte der k. Akad. d. Wissensch. d. math.-naturw. Plasse , .Tnli- 

 heft 1871). 



Die Beobachtungen im Ersten Verticale am portativen Mittagsrohre von ;50' und am Universale von 21'" 

 Objectivöffnung haben eine bedeutende Überlegenheit des ersten Instrumentes gegen das zweite für diese Art 

 von Beobachtungen nachgewiesen, die wohl nur aus der grösseren Stabilität und der, ohne Schaden für die 

 Tragbarkeit möglichen grösseren optischen Kraft des Mittagsrohres entspringen kann. Man sollte daher für 

 Beobaclitungen im Ersten Verticale wo möglich nur Passagen-Instrumente in Anwendung bringen. In 

 diesem Falle würden drei bis vier Abende mit je drei bis vier Sternen billigen Anforder-ungen wohl stets 

 genügen. 



Weitere Bemerkungen über die erforderliche optische Kraft der Instrumente legten wir bereits in dem 

 Berichte über die Bestimmung der Breite etc. in Dablitz (Akad. üenkschrifteu, XXXII. Band) nieder. 



Was schliesslich das Azimuth betrifft , so haben wir in Bezug auf die Bestimmung desselben durch Azi- 

 muthaldiiferenzen der Polaris dem in der eben eitirten Publication Mitgetheilten nichts Wesentliches hinzuzu- 

 fügen. Die neue Methode der Aziniuthbestimmung durch Collimiren des Universale mit dem Mittagsrohre 

 wird durch ihre ungemeine Einfachheit überall dort gute Dienste leisten, wo man sich auf die Stabilität des 

 Mittagsrohres verlassen, oder wo man dessen Azimuth nahe gleichzeitig mit dem des terrestrischen Objectes 



