198 Willn'hii T int er. 



stand Stündlicher Gang 



1874 August 13 um 7' 54"' x = +1" 0«56±0-08 Jx = +0-34ü3 



22 „ 7 ÖO j; = +2 14 '02+0 -06 



26 I 7 50 X = 4-2 48 -55+0 -06 =+0-3331 



29 „ 7 50 x = +3 12-53+006 =+o-3212 



:il „ 7 30 X = +3 27-84±0-07 



öeiJtombei- 1 ^ 7 15 X = +3 35-25+0-OG 



2 „ 7 35 x = +3 43-15±0-05 



l 3 „ 7 30 x = +3 Ö0-34+0-11 



7 „ 5 34 x= +4 22-55+0-04 



11 „ 7 28 x = +4 48-93+0-08 



= +0-3596 



= +0 3120 

 = +0-3-247 

 = +0 • 3006 

 = +0-3412 

 = +0-3586 



Am 1., 2. und 3. September wm-deu bei den I. Verticalbeobachtungen die .Sterndurcligänge registrirt, also 

 gleiclisam In der mit dem Registrirapparate in Verbindung stebeuden rendelubr Derer aufgefasst; die be/üg- 

 iicbeu Ulli-Stände .sind bei den betreiVenden Beobacbtungsreilien angesetzt. 



Zu erwälmen wäre noch, dass in der Zeit vom 13.— 22., vom 22.-2(5., vom 26.— 29. August, vom 3.-7., 

 und vom 7.-11. September wegen bewölkten Himmels Zeitbestimmungen zu machen nicht möglich war. 



Bestimmung der Polhöhe aus den Beobachtungen in der Nähe des Meridians. 



Das Instrument. 



Das Universalinsti-ument, welches zu diesen Beobachtungen gedient hat, ist in Fig. 2 dargestellt; das- 

 selbe ist in der unter der Leitung von G. Starke gestandenen astronomischen Werkstätte des k. k. polytech- 

 nischen Institutes hergestellt worden. 



Der Horizontalkreis hat 316'"-", der Verticalkreis 263-4"'" Durchmesser, an beiden Kreisen ist die 

 Theilung direct von 5 zu 5 Bogenminuten durchgeführt, welche mit zwei diametral gegenüberstehenden Mikro- 

 skopen abgelesen wird. Jedes Mikroskop hat einen beweglichen Doppelfaden, durch welchen ein sicheres 

 Einstellen auf den betreffenden Theilstrich ermöglicht wird; da einer Umdrehung der Schraube sehr nahe 

 eine Bogenminute, einem Theile an der Trommel sehr nahe eine Secunde entspricht, so kann man bei dem 

 Ablesen des Standes des Indexes für die Trommel sehr leicht auf 0-2 eines Theiles kommen. 



Die beiden Kreise können auf den bezüglichen Achsen verstellt werden, wodurch man in den Stand 

 gesetzt wird, die aus den Beobachtungen abzuleitenden Resultate von dem Einflüsse der periodischen Theilungs- 



fehler zu befreien. 



Das gebrochene und centriseh an der Achse befestigte Fernrohr hat ein Objectiv von 53 -"" Öffnung und 

 633""" Brennweite; von den drei beigegebenen achromatischen Doppelocularen nach Steinheil, welche 

 beziehentlich die äquivalente Brennweite 13-2, 8-8 und 6-3'""> haben, wurde das mittlere bei den Beobach- 

 tuugen verwendet, mit welchem demnach die Vergrösserung 72 erzielt wird. Der ideale Kreuzungspunkt der 

 Fäden ergibt sich durch die Mitte eines kleinen Quadrates, das durch zwei nahe aneinander liegende horizon- 

 tale und verticale auf der Fadenplatte befestigte Fäden gebildet wird. 



Die Achsenlibelle als auch die Libelle des Höhenkreises hat den Nullpunkt in der Mitte des Rohres; bei 

 der ersteren ist der Winkelwertii für einen Theil 1-89 Secunden, bei der letzteren 2-08 Secunden. 



Die Libelle des Höhenkreises ruht auf cylindrischen Ringen, welche am Träger der Mikroskope ange- 

 bracht sind. 



Der Werth einer Umdrehung der Schraube wurde für jedes Mikroskop am Anfange und am Ende der 

 Beobachtungen bestimmt; ebenso wurde ein Normalintervall gemessen, um zu verschiedenen Zeiten der 

 Beobaehtungsdauer durch das Nachmessen desselben eine etwaige Änderung in der Stellung des Mikroskopes 

 zur Theilung erkennen zu können. 



Die meteorologischen Instrumente, welche zur Erhebung der tür die Bestimmung der wahren Refraction 



nöthigen Daten gedient haben, waren : 



Ein Heberbarometer und ein Thermometer; beide stammen von Kapeller scn. 



