222 Wilhelm T Inf er. 



und demnach: 



y = 48''3'23-25 



Werden die Werthe Ay und b in die Grimdgleichungen substituiiM , so ergeben sicli die übrigbleibenden 

 Fehler v, welche neben den Grundgleichungcn angesetzt sind. 



Es findet sich mit den erhaltenen Felilcrwerthen mit Zuziehung der Gewichte: 



[23ot] = 26-922659 



und hiermit ergibt sich: 



der wahrscheinliche Fehler Einer Gleichung . . .+1'429 



„ „ „ der Polhöhe ±0-079 



„ „ „ „ Biegungsconstanten 4;:0-128. 



Die fünfte Colnmne der Tabelle III enthält den den einzelnen Sternen entsprechenden Werth h sin z, und 

 in der sechsten Oolumne sind die Werthe der Polhöhe nach Anbringung der Correction wegen der Biegung des 

 Fernrohres angeführt. 



Die Übereinstimmung dieser Resultate nniss mit Rücksicht auf die Umstände, welche sich bei den Beob- 

 achtungen auf dieser Station geltend gemacht haben, ganz befriedigend genannt werden. 



Aus den .'1.32 Doppelbeobachtungen von Zenithdistanzen in der Nähe des Meridians folgt demnach die 



Pol höhe des Punktes III auf der Sternwarte Kremsmünster: 

 y = 48°3 23'251±0-079. 



Nach der Tabelle h beträgt die Reduction der geographischen Breite zwischen dem Punkte III und dem 

 Meridiankreise 0-108 Secunden, u. z. liegt der Punkt III um diesen Betrag nördlicher als der Meridiankreis; 

 es folgt somit aus den Messungen der Zenithdistanzen die 



Polhöhe des Meridiankreises der Sternwarte Kremsmünster: 

 y = 48''3 23'143±0-079. 



Bostinmiiino; dor Polhölio aus T)iirclip;angsbeobaclituiigon von /(Miithstcrnon durch don 



L Vertical. 

 Iiistniinent und Anordnung der Boobachtungeii. 



Für die Bcobaclitung im I. Vertical wurde das in Fig. 3 dargestellte Passagen-Instrument, welches Eigen- 

 thum des k. k. niilitär-geograi)hischen Institutes ist, verwendet; dasselbe ist aus der damals unter der 

 Leitung von Chr. Starke gestandenen astronomischen Werkstätte des k. k. polytechnischen Institutes hervor- 

 gegangen. Das Objectiv hat OG"'"- (jtfnung und die Brennweite von 790""": mit dem bei den Beobachtungen 

 verwendeten Oculare war die erzielte Vergrösserung nahezu 90. Die beigegebene Libelle ist zum Aufsetzen 

 eingerichtet, und muss während des Sterndurcliganges, sowie bei dem Umlegen von dein Fernrohre abge- 

 nommen werden. 



Der Winkelwerth eines Scalentheiles derselben wurde mit 1-40 Secunden ermittelt. Die andern Theile 

 des Instrumentes sind aus der Zeichnung ohne weitere Erklärung zu verstehen. 



Das Instrument war auf jenem Pfeiler (II) aufgestellt, auf welclieni sonst das Aquatoreal der Sternwarte 

 seinen Platz fand. Die Beobachtungen wurden in der Weise ausgeführt, dass das Fernrohr zwischen dem Ost- 

 und Wcstdurchgiinge eines und desselben Sternes umgelegt wurde. Die Neignng der Achse ist vor und nach 

 dem Sterndurcligange in jeder Kreislage, und zwar bei der nach dem zu beobaclitendeu Sterne gerichteten 



