Die magnetischen JieobachtiDigen der öderreichiisch-ungarüchen arctiHchen Expedition. 7 l 



Reflectirt iiuui aber auf -euane He(<ultate, so ^\w\ Variatiousapparate umangäuglicli uothwendig, uiul 

 zwar ijenUgt es nidit, ilei' Stand der ^'al•iation zur beiläntigen Zeit zu niarkiren, sondern es niüsseu die Beob- 

 achtungen dureli zwei Heobacliter ausgetübrt werden, von welelien der zweite zu jeder Lesung am absoluten 

 Insfrumenie eine streng gleichzeitige Lesung am Variationsinstrunicnte macht. Nur auf diese Art ist 

 es möglich, einerseits die absoluten Bestinmiungen auf einen Normalstand zu reduciren, andererseits die 

 Änderungen im Stande der Variationsinstrumente durch die absoluten Bestimmungen zu controliren. Alle 

 Beobachtungen der absoluten Werthe in jenen Breiten, welche nicht unter diesen Bedingungen ausgeführt 

 worden sind, müssen als mit sehr bedeutenden Fehlern ])ehattet angesehen werden. 



Wie ganz ungenügend es ist, die Bestimmungen nur für die mittlere stündliche Variation zu corrignen, 

 zeigen alle Reihen der absoluten Werthe von den verschiedenen Punkten des arctischen Gebietes. Mau findet 

 in den Beobachtungen mit dem gleichen Instrumente und am gleichen Urte Ditt'erenzen bis 2° bei der Dech- 

 nation. Der zufällige Stand der Variation kann h\ den weitesten Grenzen von ihrem stündlichen Mittelwerthe 

 abweichen. 



Wo keine Variationsap])arate zu Gebote stehen, ist es ganz unmöglich, eine selbststäudige Bestimmung 

 der Gonstanten der Instrumente und der Fehler der letzteren auszuführen, denn die Reduction auf gleichen 

 Normalstand ist tür derartige Arbeiten unerlässlich. Werden diese nicht an Ort und Steile ausgeführt, so ist 

 man bei eingetretenen Änderungen gezwungen, letztere für die Dauer einer vielleicht jahrelangen Reise 

 pro]iortional der Zeit anzunehmen. 



Ein alle Beobachtungen erschwerender Umstand liegt in der geringen horizontalen Richtkraft der 

 Nadeln in Folge der verringerten horizontalen Intensität, wodurch Fehlerquellen bemerkbar werden, welche 

 in niedrigeren Breiten von weit geringerem Einflüsse sind, und entweder ganz vernachlässigt oder leicht 

 beseitigt werden können. 



Wie sehr die Torsionen der Aufliängungsfäden die Beobachtungen schon in unseren Gegenden compli- 

 ciren, weiss jeder Beobachter. Weit fühlbarer tritt aber ihr Eintiuss in jenen Gegenden geringer horizontaler 

 Intensität hervor. 



Vergleicht man unter einander die später folgenden absoluten Deelinationsbestimmungen mit der Decli- 

 nationsnadel, welche umgelegt wurde, so wird man bemerken, dass bisweilen seh(m das blosse Umlegen 

 genügte, um die auf den gleiciien Stand der Variation reducirfen Lesungen bis zu 3 Minuten zu beeinflussen. 

 Dass die l'rsaclic dieser Fehler nur in der Torsionsänderung zu suchen ist, und nicht allenfalls in Lesungs- 

 fehlern am Theodolithell oder Vaiialionsapparate, zeigt die gute Übereinstimmung der einzelnen Beobach- 

 tungen in der gleichen Lage nach ihrer Reduction auf gleichen Normalstand. Der Faden dieser Nadel stand 

 schon seit Jahren in Gebrauch und war längst ausgedreht. Es geht hieraus hervor, dass die Bestimmung der 

 Fadentorsion durch Einhängen des Torsionsstabes keine genügende Sicherheit bietet. 



Es ist unter diesen Umständen die von Prof. Dr. Lamont angegebene Methode der Bestimmung der 

 Fadentorsion durch Ablenkungen in vier Lagen ' vorzuziehen, da bei dieser die Nadel nicht angerührt wird. 

 Diese Methode hat auch den \oitheil. dass Declinations- und Intensitätsbeobachtungen Hand in Hand gehen, 

 und dass jede Intensitälsl)estimmung eine solche der Declination in sich schliesst, und umgekehrt, sobald vor 

 und nach den Ablenkungen der Stand der freien Nadel und der Mire abgelesen wird. Bei Anwendung dieser 

 Methode wird man erst gewahr, welchen Torsionseinflüssen die Fäden unterworfen sind. Es ist hierbei nur 

 zu bemerken, dass die Ablenkungswinkel möglichst gross — wo möglich 6<i° übersteigend —sein sollen. 

 Ohne gleiclizeitige Lesungen an den Variationsinstrunienten ist diese Methode der Torsionsbestimmung aber 

 nicht anwendbar *. 



' Lamont, Handbuch des Erdmagnetisniiis, sj- 91- 



- Es muss bei dieser Methode nur die S|iiegi'lcollimation liekannt sein, die eni tiir .lUenial bestinnnt weiden l<iinn. Für 

 die h. Verwendung gestandene Intensitätsnadel wurde sie vor vielen Jahren bestimmt, und der Vergleich der Beobach- 

 tungen mit dieser und de: Decliuatiunsnadel lässt keine Veränderung seit jener Zeit erkennen. 



