74 Carl \V< /i jn-c-h I. 



;ingelialfen ofler (liiicli eine vor den :\Iiiih1 jiciKinmieiif I\Ia«kf abgehaltt-ii werden. Cxcschiehl dies nielit, so 

 wird die Thciliinj;' bei Jedem Athemzuge unleserlich. 



Ein beonderes Augenmerk ist darauf zu rieliten, dass die Heliälter der Nadein mit ihren Hülsen für die 

 Fäden so luftdieht als möglich abgeschlossen sind — nicht so sehr wegen der allenfalls im Instrumente 

 entstehenden Lultströnningeu, als wegen der Condensation der Feuchtigkeit, die sich bei fallenderTem|)eratur 

 als fast unbemerkbare Eisnadeln an den Fäden ansetzt und andere Torsionsveibältuisse hervorruft. Jiei den 

 Variationsinstrumenten verklebe man, sobahl die tixc Aufstellung l)eendigt ist, alle Ritzen und Scliranben- 

 gänge sorgfällig mit Wachs oder Schellak. 



Höchst störend ist die Einwirkung der intensiven Kälte auf die Kreuzfäden der Fernrohre. Sie werden 

 schlafe und verziehen sich nach allen Richtungen. Ein zerrissener alter Faden ist nur sehr schwer zu 

 ersetzen. Zieht man den neuen im warmen Zimmer ein, so wird er schlatf, soliald er in das Freie kommt; 

 unterzieht man sich der mühevollen und i)einlichen Arbeit, ihn im Freien einzuziehen, so reisst er, sobald das 

 Instrument in die Wärme gebracht wird, wozu man hier und da gezwungen ist. Es dürfte vielleicht am besten 

 sein, bei allen Fernröhren, sowohl der astronomischen als niagnetischen Instrumente, die Fäden auf Glas 

 einzuritzen. 



Die Beleuchtung ist eine wichtige Frage in f^egenden, wo die Sonne durch Monate fehlt. Bei magnetischen 

 Beobachtungen wird es kaum vorkommen, dass sie \(illständig im Freien vorgenommen werden, sie werden 

 immer im Zelte oder im Observatorium ausgetührt werden. Unter diesen Umständen ist es weit besser, auf 

 Handlanipen ganz zu verziehten und sich bei den Arbeiten mit den absoluten Instrumenten der Stearinkerzen 

 oder Wachsstöcke zu bedienen. Namentlich letztere sind ausserordentlich handlich und ihre Verwendung kann 

 nicht genug anempfohlen werden. Man kann ihre kleine Flamme zu jedem Punkte bringen, der scharf 

 beleuchtet werden soll und braucht hei einiger Vorsicht einseitige Erwärmung nicht zu befürchten. Beim 

 magnetischen Theodolithen gibt ein Waehsstock, nahe zum Prisma des Fernrohres gehalten, ein schöneres 

 Spiegelbild, als die Tagbeleuchtung; ebenso beim Inclinatoiiuni. 



Die Beleuchtung der Variationsinstrumente muss natürlich durch Kxe Lampen geschehen, deren Licht 

 durch Reflectoren auf die Scalen geworfen wird. Bei den Lamont'schen Variationsapparaten, bei welchen 

 die Fernröhre der Dedination, horizontalen Intensität und Inclination an der gleichen Achse angebracht sind, 

 genügt eine einzige Lampe für alle drei Apparate. 



Als Brennmaterial kann in gut geschlossenen Observatorien Petroleum verwendet werden, obwohl auch 

 dieses bei Temperaturen unter --15° R. dick zu werden beginnt. Diese Temperatur wird aber, wenn die Lampen 

 continnirlich brennen, selten überschritten werden. Dagegen ist Petroleum für Handlampen im Freien nur dann 

 verwendbar, wenn diese durch Filz oder einen anderen schlechten Leiter sehr gut geschützt sind. Auch dann 

 muss man aber immer noch vermeiden, sie für längere Zeit aut den Boden zu stellen, da das Petroleum sehr 

 bald zu stocken beginnt und dir Lampe verlöscht. Am i)esten wird man tlmn, auch die Handlampen für Stearin- 

 kerzen einzurichten. 



Der Bau der tixen Observatorien unterliegt keinerlei Schwierigkeit, sobald man genügend mit Brettern 

 und wenigen Pfosten versehen ist. Einfache Bretterhütten mit vier i^fosten sind ausreichend, und auch diese 

 sind tiir blosse Winterobservatorien nicht nöhtig, da der Schnee das beste Material zum Hausbau liefert. 



Schneehütten mit geraden Wänden, mit leichten Brettern gedeckt, lassen sich rasch in jeder beliebigen 

 Grösse erbauen. 



Wie sciion oben erwähnt, sind die Temperaturen im Sommer sehr constant und es handelt sich dann nur 

 darum, die Instrumente gegen directen Luftzug von aussen und gegen das Eindringen des Schmelzwassers von 

 oben zu schützen, was durch einen Überzug aus getheerter Leinwand geschehen kann. 



Weit einfacher ist es, wenn die Temperaturen constant unter Null stehen. Man unigüit dann die Bretter- 

 oder Schneehütten mit einer beliebig dicken Schnceschichte und liaut aus Schnee Vorhäuser mit mögliciist 

 gewundenen engen Zugängen. Die Eingangsthüren zu letzteren und zu den inneren Observatorien verhängt 

 man mit Fellen, die wohl meistens zur Disposition stehen, oder Wolldecken. Der Schneesturm verstopft rasch 



