Die maqnetischen BenharlitKinien de?' österreichisch ■nngfn-)sr}i''V arcfischen Experlitinn. 11 



luid koiincn in Folge dessen vom :;l('iclien Heohachtev äusserst rascli luicli einander abgelesen werden. Zur 

 genauen Bestimmung der Änderungen der Totalintensität genügt aber in jenen Gegenden der ewigen Unruhe 

 die apijroximative Gleichzeitigkeit niclit mein-. Die Änderungen, welche in der kurzen Zeit, die zwischen den 

 Ablesungen der drei Elemente liegt, vor sich gegangen sind, dürfen nicht mehr vernachlässigt werden, um so 

 weniger als sowohl die Änderungen der Intensität (beiniUnifilarinstrumente), wie diejenige:) der Inclination (bei 

 den nuflnduction beruhenden Apparaten) noch die Änderungen derDeclinntion in sich enthalten. Eine Bewegung 

 von i^OTIieilstrichen in derMinute, was sehr häufig vorkommt, würde z.B. bei den Instrumenten, welche für die 

 später folgenden Beobachtungen im Gebrauche standen, einen Fehler von 0-U047 der Totalintensität verursacht 

 haben, und zwar unter der günstigsten Annahme, dass die Bewegung der Zeit proportional war, dass die 

 Lesungen innerhalb fünf Secundcn ' gesciialun, und dass sich weder die horizontale Intensität, noch die 

 Inclination während der Ablesungen geändert haben. In Wirklichkeit sind die Fehler weit bedeutender. 



Befinden sich die Fernröhre nicht an der gleichen .'\chse. so müssen weit grössere Zeiträume zwischen den 

 Ablesungen von je zwei Instrumenten liegen; man wird total falsche Kesultate erhalten, wenn man — wie es 

 geschehen ist — dasVerhalten derTotalintensitüt aus Lesungen ableiten will, die z. B. je durch eincMinuteZeit 

 von einander getrennt liegen. Ketlectirt man auf verlässliche Daten Über die totale Intensität, so müssen 

 die Lesungen an allen drei Insirumenten durch drei Beobachtei streng gleichzeitig ausgeführt werden. 

 Diese IJedinuung kann aber nur durch Instrumente erfüllt werden, deren Fernröhre getrennt aufgestellt sind. 



Vjti würde einen zn grossen Apparat von Beobachtern beanspruchen , wenn man für die fortlaufenden 

 \ ariationsbeobachtungen innner drei Beobachter verwenden wollte. Die streng gleichzeitigen Beoiiachtnugen 

 können also nur zeitweise ausgeführt werden, während die fortlaufenden {..esungcn durch einen Beobachter 

 .•illein gemacht werden. Dies bedingt \vicder eine Serie von Instrumenieu. deren Fernröhre si(di an der gleiidien 

 .\(dise befinden. 



Sellistschreibende Instrumente werden wohl kaum in Verwendnn.i;' gebracht werden können. Ihr .\pparat 

 ist l'iir die arctisclien Verhältnisse zu complicirt. Kälte und ( 'oiulensation legen unübi>rwindliche Schwierig- 

 keiten in den Weg. 



Wo zwei Serien von Variations.-ipparaten zu Gebote stehen, dürfte es zweckmässig sein, sie nach 

 verschiedenen Methoden zu construiren, für die horizontale Intensität /.. B. l'nifilar- unil Bifilarapparate. Aul 

 diese Art werden sich auch die im (ianzcn noch etwas unsicheren Methoden controlliren. 



Stehen solche Mittel zur llisposition, so lassen sich die Beobachtungen trotz aller Schwierigkeiten bis zu 

 jenem Grade der Genauigkeit anstühren, welcher wünschenswerth und nothwendig ist. 



Die nackten unreducirten Beobachtungsdaten gestalten niemals einen richtigen Hinblick in die Kesultate 

 der Beobachtungen; sie können zu ganz falschen Schlüssen^ führen, die auf den Gang der Arbeit selbst von 

 störendem Einflüsse sind. Dies bemerkt man zu seinem Bedauern erst nach der Kückkehr, wenn es zu s|)ät 

 ist, die gemachten P>hlgriffe zn verbessern. Man unterlasse aus diesem (4runde. w<'nn es möglich gemacht 

 werden kann, niemals, schon während der Beise wenigstens die Haupidaten zu recdnien. Nur hierdurch wird 

 man auf das Fehlende aufmerksam und ist im Stande, alleufallsige unsichere Daten dur(di wiederholte Beob- 

 achtungen sicher zu stellen. Geschieht dies nicht, so werden sich bei der Endreclinung wahrscheinlich immer 

 einzelne mangelhafte Bnnkte herausstellen, über deren \'ernachlässigung der Beoliachter sich selbst dann 

 Vorwürfe macht. 



Zum S(dilusse noch eine Bemerkung. In vielen Fällen wird die Ausrüstung zu einer solchen Heise über- 

 stürzt-'. Dieses ist ein Fehler, vor welcliein man sich nicht genügend hüten kann, und der die bittersten Folgen 



' Dil' diirclischnittliche Zeit, welche /.wisclicii den Ablesungen von je zwei instninientcn vciHoss. 



- Ich bin gezwungen, in der folgenden Uiscussion Manclies zn widennfen, was ich t;Mi/. n;teli dei' liiickkehr, gestützt 

 auf den blossen Eindruck unserer Kei)baclilungen, ausgesprochen habe. 



■'■ Fast alle unsere Beobachtungen leiden unter diesem Fehler, um ujeisten aber die magiieti.schen. Ich bin Herrn 

 Prof. Dr. La ui (int zum grössten Danke verptüclitet, denn seiner Zuvorkommenheit .illein ist es zu danken, dass wir in der 

 kurzen disponiblen Zeit überhaupt uiaguelisclie Varialionsiustrumente erhielten. Es l'ehlle aber absolut die Zeit, diese den 



